1154 



J. E. Johansson. 



man die einzelnen Werte ßi und % , welche sich auf trockene Luft beim 

 Drucke B — Pi bzw. B — p, beziehen, auf feuchte-Luft beim Drucke B um- 

 rechnen. Diese Korrektur läßt sich nach der Formel: 



ß korr = ß Obs I 1 



Pobs 



ausführen. 



Fig. 322. 

 Apparat zur Entnahme von Luft proben (Johansson). 

 Durch den Schlauch D und das Kohrsystera C C können die Pipetten I — X mit Quecksilber ans 

 der Füllkugel E gefüllt werden bzw. vollständig luftleer gemacht werden. Die schiefe Stellung 

 des Hahnes C ermöglicht die Pipette // zu evakuieren , ohne Luftblasen unterhalb des Hahnes F 

 in der schon evakuierten Pipette I zu erhalten usw. Durch das Bohr A wird mittelst einer Wasser- 

 strahlpumpe ein LuftPtrom aus der Bespirationskammer gesaugt. Das Kapillarrohr B führt zum 

 Analysenapparat. Wird eine luftleere Pipette durch Drehung des Hahnes G mit dem Hahn A in Ver- 

 bindung gesetzt, so füllt sich die Pipette in wenigen Sekunden mit Luft aus der Bespirationskammer. 



Pumpwerk. Bei den Apparaten nach dem Prinzip von Petfenkofer 

 und Voif wird die Luft durch das System — Respirationskammer und 

 Absorptionsgefäße — gesaugt. Man bedient sich entweder Saugzylin- 

 dern, Wasserstrahlpumpen, Rotationspumpen, oder man läßt die Achse 

 der Gasuhr, welche die Ventilationsluft mißt, von einem Motor getrieben 

 werden. Durch eine besondere Leitung wird atmosphärische Luft zugeführt. 

 Diese Leitung muß in der Weise angeordnet sein, daß bei plötzlichen 



