Gesamtstoffwechsel: Mctliodik des Energiestoffwechsels. 1155 



Windstößen auf dioseni Wcgi' keine Luft aus der Kammer ausj^esaugt 

 werden kann. 



Es werden dieselben Absorptionsvorrichtungen angewendet wie 

 bei den Apparaten nach Typus 1. Bei dem Apparat von Atwater und Rom 

 wird sowohl die einströmende wie die aus der Kammer ausgesaugte Luft 

 bis etwa — 20° C abgekühlt. Das kondensierte Wasser wird gewogen. 



Probeentnahme. Zur Entnahme von Durchschnittsproben be- 

 dient man sich meistens eines von Zuntz eingeführten Verfahrens, welches 

 weiter unten (S. 1156) beschrieben wird. Atwater und Rosa haben eine von 

 Blakeslee konstruierte „Melipumpe" angewendet. 



Eine \'orrichtung zur Entnahme von Luftproben in bestimmten 

 Zeitmomenteu hat Johansson^) beschrieben. Sie ist in Fig. .'322 dar- 

 gestellt. 



Typus 3. 



Die hierher gehörigen Methoden zeichnen sich dadurch aus, daß man 

 aus.schließlich den respiratorischen Gas Wechsel bestimmt. Die Respi- 

 rationswege des Versuchsindividuums werden direkt mit der Ventilations- 

 leitung verbunden. Man untersucht also die Exspirationsluft direkt, ohne 

 dieselbe sich mit der Außenluft mischen zu lassen. Es brauchen daher nicht so 

 große Anforderungen an die Empfindhchkeit der angewendeten gasanalyti- 

 scheu Methoden gestellt zu werden, und infolgedessen kann auch die Sauer- 

 stoffaufnahme be([uem bestimmt werden. Da keine Respirationskammer 

 nötig ist, wird der ganze Apparat transportabel. Die Versuchsauordnung 

 macht es auch möghch, das Atemvolum bzw. die Größe der Atemzüge zu 

 bestimmen. Andrerseits kommt die Komplikation hinzu, daß das Ver- 

 suchsindividuum statt frei durch Maske, Mundstück oder andere Vor- 

 richtungen atmen muß. 



Das Verfahren hat im Laboratorium von Zuntz einen hohen Grad 

 von Vollendung erhalten. Fig. 328 gibt die Versuchsanordnung wieder. ^) 

 Der Apparat besteht aus Mundstück mit Ventilen , Gasuhr mit einer Vor- 

 richtung zur Entnahme von Luftproben und einem Gasanalysenapparat. 

 Das Mundstück besteht aus einer Hartgummiplatte, welche zwischen die 

 Lippen bzw. Racken und die Kiefer geschoben wird. Die Xase wird mit- 

 telst einer Klemme oder durch Einführen von Baumwollebäuschen ver- 

 schlossen. 



Die In- und Exspirationsluft werden durch Ventile voneinander ge- 

 schieden. Zuntz benutzt zu diesem Zwecke sog. Darmventile. Die Ventil- 

 klappe besteht aus einem Stück Rinderdarm, welches um das Ende eines 

 Glasrohres befestigt wird. Das Darm stück hat vorher in Glyzerin gelegen. 

 Das Glasrohr mit dem Darmstück wird in ein weiteres Rohr hineingeführt 



*) Johansson, über den Einfluß der Temperatur in der Umgebung auf die Kohlen- 

 säurealjgabc des menschlichen Körpers. Skand. Arch. f. Physiol. Bd. 7. S. 148 (1896). 



*) Geppert, Die Einwirkung des Alkohols auf den Gaswechsel des Menschen. 

 Arch. f. experim. Patli. u. Pharm. Bd. 22. S. 367 (1887). 



