Gcsamtstoffwechsol : Metliddik dos Energiestoffwechsels. 



llf)? 



nient . Tht'niioliaro- 

 mt^ter, konstruiert. In 

 einem Glasgctiilt, das 

 mit einem Kapillanoiir 

 verbunden ist , wird 

 mittelst eines Wasser- 

 tropfens eine Luf tmenj^e 

 abtjesperrt. Das Kapil- 

 larrolir trü^t eine (ira- 

 duierung , deren Teil- 

 strich 100 dem Volumen 

 der abgesperrten Luft 

 bei 0" und 760 mm ent- 

 spricht. Die abgesperrte 

 Luftmenge soll bei der 

 Anwendung des Instru- 

 mentes dieselbe Tem- 

 peratur , Feuchtigkeit 

 und Druck annehmen 

 wie die zu messende 

 Luftmenge. 



Die Berechnung 

 wird folgendermaßen 

 ausgeführt: 



Fig. 324. 

 Trockene Gasuhr mit Gassammelrohr. 



V = Volumen (cm^) der während einer Versuchsperiode ausgeatmeten 

 Luft, auf 0" und 160 mm reduziert, 



^ = Kohlensäuregehalt (o/o) der Exspirationsluft, 

 % = „ ("/o) der Inspirationsluft (atmosphärische Luft), 



Y =z Sauerstoff gehalt (%) der Exspirationsluft, 



Vq =z .. (o/o) der Inspirationsluft (atmosphärische Luft), 



\_ 100-(ß + Y) 



110 — (ßo + Yo)' 



Kohlensäureabgabe = 



Sauerstoffverbrauch = 



ß-eßo 

 100 



gyo— T 



100 



cm' 



V 



cm^ 



Tissot^) hat einen Apparat beschrieben, bei welchem die Exspira- 

 tionsluft in einen genau equilibrierten Spirometer während der Versuchs- 

 periode aufgesammelt und gemessen wird. 



Zu diesem Typus ist auch ein von Benedict ^) angegebener xVpparat 

 zu rechnen. Die Versuchsperson atmet direkt in die Ventilationsleitung, 



') Tissot, Nouvelle m^thode de mesure et d'interruption du debit et des mouve- 

 ments respiratoires. Journ. de physiologie et de pathologie generale, p. 092 (1904). 



-) Benedict, An apparatus for studying the respiratory exchange. Amer. Journ. 

 of Physiology. Vol. 24. p. 345 (1909). 



