]^Xr)8 J- E- Johansson. 



welche in derselben Weise wie bei dem oben erwähnten Typus 1 ange- 

 ordnet ist. Die Leitung- enthält aber keine Ventile zur Trennung der In- 

 und Exspirationsluft. 



V. Kalorimeter. 



Die Kalorimeter, welche zur direkten Bestimmung der Wärmepro- 

 duktion bei Menschen oder Tieren dienen, zeichnen sich dadurch aus, daß 

 das Innere, der eigentliche Kalorimeterraum, ventiliert wird. Die betreffen- 

 den Apparate können gleichzeitig als Respirationsapparate eingerichtet 

 sein und werden in solchem Falle Respirationskalorimeter genannt. 



Es werden ganz andere Forderungen an diese Apparate gestellt als 

 an die Kalorimeter für rein physikalische Zwecke. Die einzelnen Versuche 

 dauern Stunden oder Tage. Um eine Versuchsperson oder ein größeres 

 Versuchstier aufnehmen zu können, müssen die Apparate sehr groß sein. 

 Die zu bestimmenden Wärmemengen werden daher auf verhältnismäßig 

 große Massen verteilt. Während einer Versuchsperiode darf die Tempe- 

 ratur in der nächsten Umgebung des Versuchsindividuums 

 keine größeren Schwankungen erleiden. Dagegen ist es wünschens- 

 wert, Versuche bei verschiedener Temperatur anstellen zu können. 



Die physiologische Kalorimetrie zielt zunächst darauf ab, die Inten- 

 sität — Kalorien pro Zeiteinheit — einer Wärmequelle zu be- 

 stimmen. Es leuchtet hieraus ein, daß solche Methoden, bei welchen die 

 zu messende Wärmemenge innerhalb des Kalorimeters angehäuft wird, sich 

 für die physiologischen Untersuchungen wenig eignen, i) Man ist daher 

 immer mehr zu Methoden übergegangen, bei welchen die von dem betreffen- 

 den Versuchsindividuum abgegebene Wärmemenge sukzessive aus dem Kalo- 

 rimeter entfernt wird. Wir können diese Methoden in drei Gruppen teilen. 



Gruppe 1. Absorptionskalorimeter oder Kalorimeter für 

 konstante Temperatur. Der Kalorimeter, welcher von dem umgebenden 

 Medium möglichst vollständig isoliert ist, enthält besondere Vorrichtungen 

 zur Absorption derjenigen Wärme, die das Versuchsindividuum abgibt. Die 

 Temperatur im Kalorimeterraum wird hierdurch konstant erhalten. 



Gruppe 2. Strahl'ungskalorimeter. Die von dem Versuchsindi- 

 viduum abgegebene Wärmemenge wird durch die Wände des Kalorimeters 

 auf das umgebende Medium übertragen, dessen Temperatur möghchst kon- 

 stant erhalten wird. 



Gruppe 3. Anemokalorimeter. Die Wärmequelle im Kalorimeter- 

 raum bewirkt einen Luftstrom, welcher zur Bestimmung der abgegebenen 

 Wärmemenge benutzt wird. 



1. Absorptionskalorimeter oder Kalorimeter für konstante 

 Temperatur. Am einfachsten läßt man die Wärmemenge, welche die zu 

 untersuchende Wärmequelle abgibt, von dem Ventilationsstrom aus dem 

 Kalorimeterraum aufgenommen werden (Ventilationskalorimeter). Man 



'■) Eine Reihe von Apparaten, nach dem Prinzip des gewöhnlichen Wasserkalori- 

 meters konstruiert, wird von Haldanc, White und Washburn erwähnt. Journ. of Physiol. 

 Yol. 16. p. 124 (1894). 



