Gesamtstoffwechscl: Methodik des Encrgiestoffwechsels. 1159 



hat nur die Tomperatnr iiiid Feuchtigkeit der ein- und ausströmenden 

 Luft samt der Ventilations^rölU' zu hestinmien und kann daraus die be- 

 treffende Wiinnenieniie berechnen. Apparate nach diesem I'rinzip sind von 

 fTArsunval^) und von Leßvre^) beschrieben. Die spezifische Wärme der 

 Luft ist aber sehr irerinc: und man muß daher verhältnismäliip; {zroße Luft- 

 menjren durch (h'U Kalorimeterraum treiben, was störend ist, besonders 

 wenn man t>KMchzeitig den Gaswechsel untersuchen will. 



Da der \'entilationsstrom nicht hinreichend ist, um die vom Ver- 

 suchsindividuum abfregebene Wiirmemenjie aufzunehmen, muH man beson- 

 dere Absorptionsvnrrichtunfien anwenden. Man lälit die betreffende Wärme- 

 menge von schmelzendem Eis, von einer verdampfenden Flüssigkeit oder 

 von einem "Wasserstrom aufnehmen. 



Die Wärmeai)sorption findet entweder in einem Mantelraum rings 

 um den Kalorimeterraum statt, oder es wird eine Absorptionsvorrichtung 

 in dem Kalorimeterraum selbst angebracht. Das erstere ist der Fall bei 

 den Eiskalorimetern von Lavoider und Laplace und von Bunscn, bei den 

 Yerdampfungskalorimetern von Rosenthal ^) und von (VArsonval *) und bei 

 den selbstregulierenden Wasserkalorimetern von d'Ärsonval *) und von Le- 

 fevre^). Eine Wärmeabsorption im Innern des Kalorimeterraumes findet 

 statt bei dem Kespirationskalorimeter von Atwater , Rosa und Benedict^) 

 und bei dem Apparat von Marcet t). 



Die Eiskalorimeter eignen sich wenig für Tierversuche, weil das 

 Tier bei der niedrigen Temperatur im Kalorimeterraum unter abnorme 

 Verhältnisse kommt. 



In Fig. o2o teilen wir das Schema eines Verdampfungskalori- 

 meters mit. Bis jetzt haben aber diese Apparate nur geringe Anwendung 

 in der physiologischen Kalorimetrie gefunden. 



Bei den meisten Absorptionskalorimetern für physiologische Zwecke 

 wird die im Kalorimeterraum abgegebene Wärmemenge von einem Wasser- 

 strom aufgenommen. Wenn man diesen Strom, in ähnücher Weise wie den 

 Gaszuflul) bei den Thermoregulatoren , nach der Wärmeentwicklung im 

 Kalorimeterraum abstuft, erhält man einen selbstregulierenden Apparat. 



d'Arsonvals selbstregulierender Kalorimeter für kon- 

 stante Temperatur besteht aus zwei konzentrischen Metallzylindern 

 (Fig. 326). Der innere begrenzt den eigentlichen Kalorimeterraum. Der 



') d'Arsonval, Soc. Biol. 29 mai 1886. 



^) Lrfh-re, La calorimetrie par Ventilation. Journ. de Physiol. et de Path. T. 3. 

 p. 523 (1901). 



») Rosenthal, Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 349 (1878). 



*) d'Arsonval, liecherches de calorimetrie. Journ. de l'anat. et de la physiol. T.22. 

 p. 113 (1886). 



^) Lefh-re, Calorimetrie par double courant de compensation. Journ. de physiol. 

 etdepathol. T. 4. p. 257, 411 (1902). 



^) Atwatcr and Rosa, a. a. 0. — Atwater, Neue Versuche über Stoff- und Kraft- 

 wechsel im menschlichen Körper. Krgebn. d. Physiol. Jahrg. 3. Abt. 1. S. 495 (1904). — 

 Atwater and Benedict, A respiration calorimeter. 1905. 



') Marcet, A calorimeter for human body. Proc. Roy. Soc. ^'ol. 63. p. 232 (1898). 



