1160 



J. E. Johansson. 



Mantelraum zA\ischen den beiden Zylindern ist mit einer Flüssigkeit gefüllt und 



enthält ein Spiralrohr, durch wel- 

 ches ein automatisch regulierbarer 



Fig. 325. 

 Scheine des Verdampf ungskalorimeters nach (VAisom-nL 

 1. Kalorimeterraiim. 2. Mantelraum, der eine Flüssigkeit mit 

 niedrigem Siedepunkt enthält. Der Mantelraum steht mit dem 

 graduierten Behälter 3 in Verbindung. 4. Luftraum. 5. Wasser- 

 bad. Der Mantelraura 2 nebst dem Behälter 3 darf nur die 

 betreffende Flüssigkeit und den entsprechenden Dampf, aber 

 keine Luft enthalten. Wenn eine Wärmequelle in den Kalori- 

 meter eingebracht wird, destilliert eine gewisse Menge der 

 Flüssigkeit aus dem Mantelraume in den Behälter 3 hinüber. 

 Aus der verdampften Flüssigkeitsmenge kann die abgegebene 

 Wärmemenge berechnet werden. 



Fig. 326. 

 d'Arsonvah selbstregulierender Kalorimeter für kon- 

 stante Temperatur. 



Wasserstrom während der ganzen Yersuchsdauer fließt. Das Zuflußende (a) 

 jenes Rohres steht mit einem Gefäß, enthaltend Wasser bei 0\ in Verbindung. 



In dem Abflußrohr (b) ist 

 ein Stromregulator einge- 

 schaltet. Durch den Kalori- 

 meterraum , in welchem 

 das Versuchstier sich be- 

 findet, wird ein Luftstrom 

 gesaugt. Ein Drahtnetz 

 verhindert das Tier, mit 

 den Wänden des Kalori- 

 meters in Berührung zu 

 kommen. Die vom Versuchs- 

 tier abgegebene Wärme- 

 Fig. 327. menge wird von der Flüssig- 



Selbstregulierender Wasserkalorimeter von Lefevre. A Eingang Vr,4f Xy^ ArniltplvintTlP lllf- 

 zum Kaloriraeterranm. Das Eohrsystera B und C im Mantelraume ^'-^l ^"^ xUdUlcil auuic auj. 



genommen. Die Flüssigkeit 

 dehnt sich aus und wirkt 

 hierbei auf eine im Strom- 

 regulator befindhche Mem- 

 bran. Entsprechend der He- 

 bung dieser Membran mrd 

 ein Ventil geöffnet, welches 

 den Strom des Kühlwassers 

 in der Weise reguHert, daß aus dem Kalorimeter eine gleich große Wärmemenge 

 fortgeführt wird, wie die vom Versuchstier in derselben Zeit abgegebene. 



steht durch die Leitung M, J mit dem Stromregulator I in Ver- 

 bindung. Aus dem Behälter R strömt das Kühlwasser durch den 

 Stromregulator I und das Rohr G in einen kleinen Behälter F, 

 wo die Temperatur des Wassers bestimmt wird, ehe dasselbe 

 durch das Abflußrohr H in den Mantelraum eingegossen wird. 

 Der kleine Wagen E, welcher von dem Ead Z getrieben wird, 

 erteilt dem Kührer D und dem Abflußrohr H eine hin- und her- 

 gehende Bewegung in dem Mantelraum, wodurch die Temperatur 

 in diesem Räume möglichst gleichförmig bleibt. Die Temperatur 

 des Kühlwassers wird sowohl vor dem Eintritt in den Mantel- 

 ranm wie beim Abfluß durch das Rohr N geraessen. Das aus- 

 strömende Kühlwasser wird im Meßzylinder ü aufgesammelt. Die 

 Ventilationsluft wird mittelst des Blasebalges S aus dem Behälter 

 V in den Kalorimeterraum getrieben. 



