1162 



J. E. Johansson. 



A B C 



Fig. 329. 



A Thermoelemente, bestehend ans Eisen (schwarz) und 



Neusilber. B Die Elemente auf einem Holzstab montiert. 



C Die Elemente in den Metallwänden eingepaßt. 



Die innere Metallwand a besteht aus poliertem Kupferblech, das die strah- 

 lende Wärme gut reflektiert, die äußere Metallwand besteht aus Zinkblech. 

 In den Metallwänden rings um den ganzen Kalorimeterraum ist ein System 

 von thermoelektrischen Elementen, dessen Anordnung aus Fig. o29 ersicht- 

 lich wird, eingepaßt. Im Luftraum zwischen der Zinkwand h und der inneren 



Holzwand c befindet sich teils 

 ein System von Neusilberdrähten 

 zur elektrischen Heizung, teils 

 ein System von eisernen Röhren, 

 durch welche Kühlwasser geleitet 

 werden kann. Die Thermoelemente 

 werden mit einem d'Arsonval- 

 Galvanometer verbunden, mit- 

 telst welchem man die kleinsten 



Temperaturunterschiede zwi- 

 schen der Kupfer- und der Zink- 

 wand entdecken kann. Die ein- 

 zelnen Seitenwände bzw. Dach 

 und Boden können in dieser Beziehung gesondert geprüft werden. Mittelst 

 der angegebenen Erwärraungs- bzw. Kühlvorrichtungen können jeweilige 

 Temperaturdifferenzen sofort beseitigt werden. Jeder Wärmetransport durch 

 die Wände aus dem Kalorimeterraum oder in denselben hinein wird in 



dieser Weise ver- 

 hindert. 



Die von der 

 Versuchsperson 

 im Kalorimeter- 

 raum erzeugte 

 Wärmemenge 

 wird von Wasser, 

 das in einem Wär- 

 meabsorptions- 

 rohr aus Kupfer 

 strömt, aufgenom- 

 men und aus dem 



Kalorimete rin- 

 nern fortgeführt. 

 Zur Vergrößerung 

 der Absorptions- 

 fläche trägt das 

 Rohr Scheiben aus 

 Kupferblech. Die 

 Anordnung dieses 

 x\bsorptions- 

 systems wird in Fig. 330 dargestellt. Ein Beobachter reguüert die Tempe- 



Fig. 330. 

 Das Innere des Kalorimeterraumes, ^j, A^ zuführende und abführende Luft- 

 leitung. H Kupferrohr mit Scheiben zur "Wärmeabsorption. IFj, Tf^j zuführende 

 und abführende Wasserleitung für das "W'ärmeabsorptioiissystera. S stellbare 

 Schirme, welche das Wiirmeabsorptionsrohr mehr oder weniger frei halten. Tri, 

 Tiv elektrische Thermometer, welche die Luft- bzw. Wandtemperatur angeben. 

 Tj elektrischer Thermometer, welcher die Temperaturdifferenz der ein- und 

 ausströmenden Luft angibt. T Tisch, B Bett, P Telephon. 



