Gesamtstoffwechscl: Methodik des Energiestoffwechsels. 



116; 



ratiir dos einströmenden Wassers und die Stromi^n-scliwindiiikeit dessellien. 

 so dali die Tenii>eratur im Kalorinietenaum unverändert bleibt, d.h. daß 

 die absorbierte \\ iirniemen^^e der jeweili^^en Wärnieproduktion entspricht, 

 /ur feineren Rep:ulation der Wärmeaufnahme ist das Wärnieabsoiptionsrohr 

 von versteill)aren Scliirnien S umti-el)en. 



Die Temperatur der einströmenden Luft wird auch durch besondere 

 Vorrichtuniren (Fig. 8;U) geregelt, und zwar so, daß sie derjenigen im 

 Kalorimeterraum gleich ist. Vor dem Einströmen in den Kaloi-imeter wii-d 

 die Luft vollständig getrocknet. Man hat also bei (low Derechnungen nur die 

 in der ausströmenden Luft enthaltene Dampfraenge zu berücksichtigen. 

 Die in einer Versuchsperiode im Kalorimeterinnern erzeugte Wärme- 

 menge ergil)t sich aus dem (Gewicht und der Temperaturdifferenz 



des ein- und ausströmenden Wassers. 

 Dazu kommt diejenige Wärmemenge, welche 

 mit dem Wasserdampf der ausventi- 



flriterr^ 



Fig 331. 



A Knpferwand, B Zinkwand, C und D Holz- -p. 030 



wände, F zuführende Luftleitung mit Vor- 



richttingenzurKrwärraungr/; und Abkühlung Kalorimeter von Mnrcet. 



(J) der Luft. G Abführende Luftleitun;^. In 



derKalorimeterwandsinddiebeidenLoitungen liovfpTi T^nft forto-pführt Wird Alich die 

 in einem Isolierkiistchen £ eingeschlossen. *»t^^^" l^Uil iUlloeiUUXl WlIU. i\ULU Uie 



K HoizBtab mit Bohrungen für die zu- und etwalgon Temperaturändcrungen, welche die 



aoiUhrenden Wasserleitungen zum Wärnieab- _ „ . , . 01 



sorptionssystem nnd für die elektrischen Lei- Luft im Kalonmcterraum oder die Metall- 



tnngen fOA l)ie beiden Thermometer, welche .. j j 1 i- oi- i t it 



die Temperaturen des ein- und ausströmenden WanÜe OÜCr SChUeßUCh Qie \ erSUChSperSOn 



Wassers angeben, sind auch ersichtlich (M). lu a -i i j 1 i ee i t' 1 



p Vorrichtung zum Heben und Senken der sclbst wahreud dcr betreffenden ^ er.suchs- 



Schirme um das Wärmeabsorptionsrohr. pe^iode erlitten habCU. WCrdcU bcrÜCksichtigt. 



Der Kalorimeter von Marcet (Fig. 332) ist im wesentlichen nach 

 demselben Prinzip wie der Apparat von Atwater konstruiert. Der Kalori- 

 meterraum ist von poliertem Kupferblech begrenzt, das die strahlende 

 Wärme reflektiert. Die Kupferwand ist von einem wärmeisolierenden Luft- 

 raum umschlossen, der nach außen von einer Holzwand begrenzt wird. Die 

 von dem Versuchsindividuuni abgegebene Wärmemenge wird innerhalb des 

 Kalorimeterraumes von schmelzendem Eis aufgenommen. Fiin von außen 

 regulierbarer elektrischer Ventilator treibt die Luft des Kaloriineterraumes 

 durch ein Gefäß, das zerbrochenes Eis enthält. Ein anderer Ventilator 



