1164 



J. E. Johansson. 



sorgt für eine gute Mischung der Luft im Kalorimeterraum. Mittelst be- 

 sonderer Thermometer werden die Temperaturen des Schmelzwassers, der 

 Luft im Kalorimeterraum, der Kupferwand und des isolierenden Luftraumes 

 bestimmt. Die drei letzteren Temperaturbestimmungen werden von dem Beob- 

 achter außerhalb des Kalorimeters ausgeführt. Der Luftstrom durch den Eis- 

 behälter wird von dem Beobachter in der Weise reguüert, daß die Tempe- 

 raturen im Kalorimeterraum und in der Kupferwand sich unverändert halten. 

 Die zu bestimmende Wärmemenge ergibt sich aus der Menge und 

 der Temperatur des Schmelzwassers. Übrigens sind dieselben Korrekturen 

 wie bei dem Atwaterschen Apparat auszuführen. Eine Komphkation wird 

 dadurch bedingt, daß die elektrischen Ventilatoren eine gewisse Wasser- 

 menge im Kalorimeterraum entwickeln, die sich nicht immer berechnen läßt. 

 2. Strahlungskalorimeter wurden ursprünglich von Scharling ^) 

 und von Hirn ^) angewendet. Später hat d'Arsonval ^) nach diesem Prinzip 



mehrere Apparate konstruiert, von wel- 

 chen wir hier einen Strahlungskalori- 

 meter für Versuche an Menschen, einen 

 Differentialkalorimeter und einen thermo- 

 elektrischen Strahlungskalorimeter er- 

 wähnen. Zu dieser Gruppe gehören wei- 

 ter die Luftkalorimeter von Ruhner ^) 

 und von Rosenthal ^j, der Korapensations- 

 kalorimeter von Holdane ^) und der 

 thermoelektrische Kalorimeter von 

 Henriques ''). 



Die Luftkalorimeter nach 

 d'Arsonval (Fig. 3oo) und nach Ruhner 

 (Fig. 334) stellen den einfachsten Typus 



J?i^. 333. 



Luftkalorimeter nach d'Arsonval. 1. Mantelraam. elnCS StrahlungSkalorimetCrS dar. KlUgS 



3. Kalorimeterranm. 3. Leitung vom Mantelraum ,,™ Ar,^ KalnrimPtPVraiim bpfilldpt SlPh 



zum Manometer. 4. Manometer. 5. Luftbehälter. ^"^ '^^^ JYdlUl imeiei 1 tlUlll UeilUUei blLU 



^■' ^^'^."^^'^T vT' ■■'^"'f ° ^'' \"'°"°J',*r'' ^" ein Luftmantel, welcher zwischen zwei 



den Zutritt in den Kalorimeterraum herzustellen. Die ' 



Flüssigkeit in der Einne 8 schließt den Kalorimeter- konZCntriSChen Metallzvlindem eiUüe- 



raum ab. 9., 10. Ab- undZufuhr der Ventilationslnft. • t-\ ■» i 



schlössen ist. Der Mantelraum steht 

 entweder mit einem Manometer (Fig. 333) oder mit einem Volumeter 



1) Scharling, Journ. f. piakt. Chemie. Bd. 48. S. 435 (1849). 



^) Hirn, Recherches sur l'equivalent mecanique de la chaleur. Colmar 1858. 



ä) d'Arsonval, Recherches de Calorimetrie. Jouru. de l'anat. et de la phvsiol. T. 22. 

 p. 113 (1886). 



^) Rtihner, Ein Kalorimeter für physiologische und hygienische Zwecke. Zeitschr. 

 f. Biol. Bd. 25. S. 400 (1889). — Derselbe, Kalorimetrische Methodik. Festschrift zu 

 Ludwigs 50jährigem Doktorjubiläum. Marburg 1890. 



^) Bosenfhal, Kalorimetrische Untersuchungen. Arch.f.Physiol. 8.1(1889); S. 223 

 (1894); S. 191 (1897). 



^) Haidane, White and Washhurn , An improved form of animal calorimeter. 

 Journ. of Physiol. Vol. 16. p. 123 (1894). 



') Henriques, Ein neues Kalorimeter. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 16. S. 261 (1902). 



