1166 



J. E. Johansson. 



wird sowohl beim Eintritt (E) wie l)eim Austritt (Ä) aus' dem Kalorimeter bestimmt. 

 Man berechnet hieraus die pro Zeiteinheit zum Kalorimeter abgegebene ^Yärmemenge. 

 Wenn der Kalorimeterraum gleichzeitig ventiliert wird, zieht man die mit dem Ventila- 

 tionsstrom fortgeführte Wärmemenge ab. In der angegebenen Weise kann mau dem Ka- 

 lorimeter sukzessive verschiedene Wärmemengen pro Zeiteinheit zuführen. Man wartet 



Fig. 335. 

 Vorrichtung zur Aichung des Luftkalorimeters (Riibner) . 



jedesmal den Eintritt des stationären Zustandes ab und liest dann am Yolumeter die- 

 jenige Gradzahl ab, welche der betreffenden Wärmeentwicklung entspricht. 



Die Ausschläge des Volumeters bzw. Manometers können auf einem 

 rotierenden Zylinder aufgeschrieben werden. Man erhält in dieser Weise 

 eine Kurve (Fig. 336), deren Ordinaten die jeweilige Intensität der Wärme- 

 entwicklung (Kalorien pro Zeiteinheit) 

 im Kalorimeterraum angeben. Es ist 

 aber zu bemerken, daß diese Kurve in- 

 folge der Trägheit des Apparates die 

 einzelnen Schwankungen der Wärme- 

 quelle im Kalorimeter nicht vollkommen 

 treu wiedergeben kann. Durch Flächen- 

 messung kann man aber die in einem 

 längeren Zeitabschnitt entwickelte 

 Wärmemenge ermitteln. Hat die Aichung 

 des Apparates erwiesen , daß die 

 Ausschläge der Wärmeentwicklung pro- 

 portional sind, so kann man die von 

 Fig. 336. dem betreffenden Apparate geschriebene 



Kurve direkt für die Flächenmessung 

 anwenden. Sonst muß man die Kurve entsprechend den Ergebnissen der 

 Aichung erst transponieren. 



Außer von der Temperatur im Mantelraume wird der Yolumeter bzw. 

 Manometer auch von Schwankungen des Luftdruckes und von zufälligen 



