Gesamtstoffwochsel: Methodik dos EtiprL'iestoffwcchsels. 



iir.T 



Fig. 337. 

 Differentialkalorimeter nach d'Arsonval. 1 Waf^ebalken , an 

 dessen Enden die unti-reinander gleichen Volnmeterglocken 

 2, 2' aufgehängt sind. Die Gefäße 3 und 3' enthalten Petroleum 

 und steheu miteinander in Verbindung (i). X, f>' Kalorimeter 

 räum. 9, ö' Mantelraum. 7 Kotierender Zylinder, auf welchem 

 die Ansgchläge des Wagebalkons aufgeschrieben werden. 



Teinporatur.*^ch\v;mkunj;(Mi in der rnif^ehunf? beeinflußt. Um diese Fcliid- 

 quellen ausznsrhli('r)en. hat man ver.'^chiedenc VorrichtiinL'-fMi einjrefüiirt. 



Kiij. :'..;7 stellt den Differentialkalorimeter von dArsonrnl dar. 

 Kr besteht an.s zwei möj?Iichst gleichen Kalorimetern. In den einen 

 wird das Versuchsindividinim ; i 



eingeführt: der andeiv lilciht 

 leer. Die Ci locken der beiden 

 Volumeter sind an den Enden 

 eines Waircbalkcns aufge- 

 hängt, dessen Ausschläge die 

 Temperaturdifferenzen zwi- 

 schen den Mantelräumen der 

 beiden Kalorimeter angeben. 



In Fig. 3o8 wird der 

 i?M6wersche Luftkalori- 

 meter mit Korrektions- 

 apparat scheraatisch darge- 

 stellt. Der eigentliche Kalori- 

 meter, welcher, wie oben an- 

 geführt, aus Kalorimeterraura 

 (R) und Mantelraum (M), der 

 letztere in Verbindung mit 

 einem Volumeter , besteht, 

 ist in ein großes Wasserbad 

 (W) versenkt. Das Wasser 

 kommt aber nicht mit den 

 Wänden des Mantelraumes in 

 Berührung, sondern wird da- 

 von durch einen Isolierraum 

 (I), welcher Luft enthält, ge- 

 trennt.') In demselben Wasser- 

 bad befinden sich vier Luft- 

 behälter (C), welche teils mit- 

 einander, teils mit einem be- 

 sonderen Volumeter in Verbin- 

 dung stehen. Die Wände sämt- 

 licher Räume sind aus Kupfer- 

 blech. Durch besondere Vor- 

 lichtungen wird das Wasser- 

 bad bei konstanter Tempera- sch 

 tur erhalten. Die Aufstel- 

 lung des Wasserbades und 

 der beiden Volumeter mit den rotierenden Zvlindern zur liegistrierun 



Fig. 338. 

 de.s Rubnerschon Luftkaloriineters mit Korrektions- 

 apparat. II Kalorimeterraum. M Jlantelrauin. / Isolierraum- 

 TTüre. CLuftbchälter des Korrektionsapparatcs. ll'Wasserbad. 



der 



') Die Empfindlichkeit des Kalorimeters wird hierdurch erhöht. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 



74 



