1168 



J. E. Johansson. 



Ausschläge wird aus Fig. 339 ersichtlich. Die \ier Loftbehälter (C) im 

 Wasserbade mit zugehörendem Volumeter stellen einen Korrektionsapparat 

 dar, welcher denselben Einflüssen ausgesetzt ist wie der Mantelraum (M) 

 mit seinem Volumeter — den Einfluß der Wärmequelle im Kalorimeter- 

 raum ausgenommeo. Die von dieser Wärmequelle abgegebene Wärmemenge 

 ergibt sich also als die Differenz der Angaben der beiden Volumeter. Da 

 aber der Mantelraum und der Korrektionsapparat ungleiche Luftvolumina 

 einschließen, sind jene Angaben nicht direkt miteinander vergleichbar. 

 Mittelst eines besonders bestimmten Koeffizienten lassen sich die Angaben 

 des Korrektionsvolumeters auf den Mantebaumvolumeter umrechnen. 



Fig. 3-4:0 gibt den Kompensationskalorimeter von Haidane 

 wieder. Der Apparat besteht aus zwei Kalorimetern, welche in bezug auf 

 Größe, Form und Einrichtung einander möglichst gleich sind. Jeder ent- 

 hält Kalorimeter- und Mantel- 

 raum. In einer Leitung, welche 

 die beiden Mantelräume mit- 

 einander verbindet, ist ein 

 Differentialmanometer einge- 

 schaltet, der die geringsten 

 Druckdifferenzen zwischen 

 denselben angibt. In den einen 

 Kalorimeterraum wird das 

 Versuchstier hineingebracht, 

 während in dem anderen eine 

 Wasserstoffflamme brennt. 

 Die Zufuhr* des Wasserstoffes 

 wird in der Weise geregelt, 

 daß der Differentialmanometer 

 sich unverändert hält. Unter 

 diesen \'erhältnissen entwickeln die beiden Wärmequellen, das Tier und 

 die Wasserstoffflamme, gleiche Wärmemengen pro Zeiteinheit. Aus der ver- 

 brannten Wasserstoffmenge oder aus der gebildeten Wassermenge kann 

 man also die Wärmeproduktion des Tieres w^ährend der betreffenden Ver- 

 suchsperiode berechnen. 



Durch jeden der beiden Kalorimeterräume wird ein Luftstrom gesaugt. 

 Die Temperaturdifferenz zwischen der aus- und einströmenden Luft ist 

 bei dem HaJdaneschen Apparate so gering, daß nur ein sehr geringer 

 Teil der in den Kalorimeterräumen entwickelten Wärmemengen mit dem 

 ^'entilationsstrom entfernt wird. Dieser Wärmeverlust ist übrigens von der 

 gleichen Größe in den beiden Kalorimetern. 



Vor dem Eintritt in den Kalorimeterraum wird die Ventilationsluft 

 getrocknet. Die ausgesaugte Luft wird ebenfalls dui'ch ein Absorptionsgefäß 

 geleitet, wo die aus dem Kalorimeterraum stammende Feuchtigkeit abgegeben 

 wird. Die Gewichtszunahme des betreffenden Absorptionsgefäßes gibt also 

 die ]\Ienge des gebildeten Wassers an. Bei der Berechnung der ent- 



Fig. 339. 

 Rubners Luftkalorimeter mit Korrektionsapparat. 



