X] 70 J- E. Johansson. Gesamtstoff Wechsel : Methodik des Energiestoffwechsels. 



grenzt. An der Oberfläche dieses Zylinders sind Konstantandrähte ange- 

 lötet. Diese Drähte, welche sämtlich dieoclbe Länge haben müssen, ver- 

 einigen sich zu einem einzigen Draht, ebenfalls aus Konstantan, welcher 

 an der Kupferplatte A festgelötet ist. Die Platte Ä und der Zyhnder K, 

 welche mittelst Kupferdrähten mit einem d' Arsonvalschen Galvanometer G 

 verbunden sind, werden in einen Thermostat angebracht. Durch einen elek- 

 trischen Ventilator wird für eine möglichst gleichmäßige Temperatur in 

 dem Thermostaten gesorgt. 



3. Anemokalorimeter. Das Prinzip dieser Kalorimeter geht aus der 

 Fig. 342 hervor, welche einen von d/Arsonval^) beschriebenen Apparat dar- 

 stellt. Die von der Versuchsperson abgegebene Wärmemenge bewirkt einen 

 Luftstrom durch den Kalorimeterraum. Die Luft tritt am Boden desselben 

 hinein und verläßt den Raum durch ein im Dache angebrachtes Piohr, 

 welches als Schornstein wirkt. Das horizontale Endstück dieses Rohres 

 enthält einen Anemometer, der die Geschwindigkeit des Luftstromes an- 

 gibt. Die Anwendbarkeit des betreffenden x4pparates hängt davon ab, in- 

 wieweit das Verhältnis zwischen der Strom geschwindigkeit und der im 

 Kalorimeterraum abgegebenen Wärmemenge sich empirisch feststellen läßt. 

 Ein ähnlicher Apparat ist auch von Ignatowski^) beschrieben. 



*) d'Arsonval, L'anemocalorimetre. Arch. d. physiol. T. 26. p. 360 (1894). 

 *) Ignatowski, Ein neuer Typus eines klinischen Anemokalorimeters. Arch. f. d. 

 ges. Physiol. Bd. 102. S. 217 (1904). 



