[)ie wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit I'il/eii und Bakterien. 1207 



aufgedichtet und dinili Schieber angeprelit. Das Dach des Apparates ist 

 steil und enthalt eine Öffnung zur Aufnahme des Thermometers. Der 

 untere Teil des Kastens ist rinnenförniig- und dient zur Aufnahme des 

 Wassers für die Dampfentwicklung. Der Innenraum (P'ig. 350) enthält zwei 

 herausnehmiiare durchlochte Kupferl)leche, auf die die Gegenstände gestellt 

 werden. Die fieizrinue besitzt einen konstanten Wasserzulauf, der von 

 der Wasserleitung gespeist wird. Die Rückwand ist oben gegen das Dach 

 zu in eine nach aul»en geschlossene Rinne erweitert, die mit dem Kühl- 

 raum eines an der Rückseite angebrachten Liehi r^sdion Kühlers in Ver- 

 bindung steht (Fig. 351). Unter der Heizrinne befindet sich eine Heiz- 

 schlange. Das von der Wasserleitung kommende Wasser durchströmt 

 zuerst den Mantel des Kühlers, gelangt von dort in den Kühlraum und 

 dann in die Heizrinne des Sterilisators. Der gebildete Dampf durchströmt 

 zuerst den Kasten mit den Gegenständen, kommt dann in die genannte 

 Dampfrinne und von dort in den Kühler, wo er kondensiert wird. Das 

 Kondenswasser strömt wieder mit dem Kühlwasser in den Heizraum des 

 Apparates. Dadurch ist erreicht, daß einerseits kein Dampf ins Labora- 

 torium kommt und andrerseits der Appaiat vorgewärmtes Wasser empfängt, 

 somit sehr rasch nach dem Eröffnen wieder maximal erhitzt ist. 



Die Sterilisation wird am besten diskontinuierlich in der Weise 

 ausgeführt, daß die Nährsubstanzen etc. dreimal hintereinander durch je 

 15 Minuten dem strömenden Dampf mit einem Intervall von je 24 Stunden 

 ausgesetzt werden. Während der zwischen Hegenden Zeit hält man dieselben 

 am besten bei 18 — 24<=C im Dunkeln. Bei allen mit Erde gemischten 

 Nährsubstraten versagt diese Methode oder ist zumindest sehr unsicher, 

 weshalb an ihre Stelle zu treten hat die 



Sterilisation im erhitzten Wasserdampf. 



Dazu verwendet man die sogenannten ,. Autoklaven", welche ge- 

 statten, durch eine beliebige Zeit eine bestimmte Dampfwärme anzuwenden. 

 Der Autoklav besteht aus einem kupfernen Kessel, dessen Deckel mit einem 

 Bügel niedergeschraubt wird. Der Deckel trägt eine Hahngarnitur mit 

 Sicherheitsventil und ein Manometer (siehe Fig. 352). Sehr zu empfehlen 

 ist der von Lautenschläger in Berlin zuerst angefertigte Manometer- 

 regulator, dessen roter Zeiger zuerst auf den gewünschten Druck bzw\ 

 auf die diesem entsprechende Temperatur eingestellt wird. Der Apparat 

 wird folgendermaßen in Gang gesetzt. Bei abgenommenem Deckel füUt 

 man die für jeden Apparat angebene Menge Wasser ein, setzt dann 

 -den Ständer für die zu sterihsierenden Gegenstände ein, gibt letztere 

 hinein und schließt den Deckel durch gutes Verschrauben. Dann verbindet 

 man das beigegebene Rohr mit dem Dampfauslaßstück und läßt es in einen 

 Topf Wasser ungefähr 5 cm unter dem Niveau münden. Hierauf verbindet 

 man den Manometerregulator mit der Gasleitung und dem Brenner und 

 stellt den roten Zeiger auf die gewünschte Temperatur ein. Jetzt ent- 



