Die wichtigsten Methoden heim Arbeiten mit Pilzen iiml Bakterien. li'll 



vor einer Infektion von dieser Seite sehiitzt. Ein derartip: gewonnenes und 

 aufbewahrtes Substrat hidt sich nnbe<,'renzt keimfrei. Will man daraus 

 Flüssi^'keit entnehmen, so setzt man an das Wattefilter ein Doppelgebläse 

 aus Kautschuk unter Zwischenschaltung eines Quetschhahnes, über dem 

 Kautschukstopfen <S bringt man eine Tapp-scheibe F. die im Zentrum eine 

 dem Kohrdurchmesser entsprechende Bohrung und einen radiären Schlitz 

 besitzt, um sie leicht aufstecken zu kcmnen. Die Pappscheibe wird mit 

 TOVoigem Alkohol unmittelbar vor dem Abzapfen von Flüssigkeiten getränkt. 

 Man stellt sich nun die zu füllenden, selbstverständlich vorher im Heiß- 

 luftschrank sterilisierten und mit einem Wattebausch verschlossenen Gefäße 

 zurecht, setzt das Kautschukgeliläse bei geschlossenem Quetschhahn unter 

 Druck und entfernt die Eprouvette E. Man hat jetzt nur die zu füllenden 

 Gefäße knapp unter das llohr zu halten und den Quetsch- 

 habn vor dem Wattefilter zu öffnen, um die Flüssigkeit 

 in gewünschter Menge austreten zu lassen. 



Handelt es sich um das Abfüllen genau bestimmter 

 Volumina, so verwendet man an Stelle des Kolbens K einen 

 Meßzylinder, der einen doppelt durchbohrten Stopfen trägt. 



Die Sterilisation von Gasen wird am zweck- 

 mäßigsten durch Wattefilter vorgenommen. Ein solches 

 P'ilter ist schon bei der Zusammenstellung des Porzellan- 

 filters auf Seite 1210 beschrieben. Wegen der verwendeten 

 Kautschukstopfen müssen derartige Filter immer im strö- 

 menden Dampf vor dem Gebrauch sterilisiert werden. 

 Um Luft- oder Gasfilter dauernd keimfrei vorrätig zu 

 .y 



^< 



Jr 







J?' 



^ 



3ir 



m 



IT 



\y 



Fig. 355. 



haben, empfiehlt sich die Herstellung von hartgelöteten Metallbüchsen mit 

 Metallrohransätzen, die mit entfetteter Watte oder Asbestfasern ge- 

 füllt sind. Fig. 355 zeigt uns im Querschnitt eine für Filterzwecke sehr 

 geeignete Metallröhre. Die weitere, mit Watte gefüllte Röhre hat einen 

 hart angelöteten Kohransatz B. Das offene breite Ende besitzt entweder 

 einen aufsteckbaren Ptohransatz R' oder eine durchlöcherte Verschluß- 

 kapsel V. l'm den fixen Piohransatz R steril zu erhalten und später steril 

 anschließen zu können, versieht man ihn mit einer Schutzkappe aus Glas, 

 die durch die Wattebeilage W abgedichtet ist. Vor dem Sterilisieren im 

 Heißluftschrank durch 2 Stunden bei 155" werden diese Filter ohne die 

 aufsteckbaren Rohransätze K und V in Papier eingewickelt und erst unmittel- 

 bar vor dem Gebrauch wieder herausgenommen. 



