1244 



Franz Fuhrmann. 



'x^-iil 



SO ist noch ein Gemisch von Luft und Wasserstoff im Apparat. Dann 

 beschleunigt man ein wenig den Gasstrom und probiert nach einigen 

 Minuten neuerlich. Nach Abwarten der angegebenen Zeit schmilzt man 

 zuerst das abführende Röhrchen des Zylinders ab (eingezogene Stelle des 

 Piohres in Fig. 379). Dann wird das Zuströmröhrchen ebenfalls abge- 

 schmolzen. Wenn unter möglichst sicherem Abschluß von Sauerstoff in 

 solchen Apparaten kultiviert werden soll, muß eine etwas weitere große 

 Eprouvette verwendet werden und außerdem ein langer Kautschukstopfen 

 eingesetzt und mit Paraffin vergossen werden. Überdies empfiehlt es sich, 

 als Indikator eine Leuchtbakterienkultur mit einzuschließen. Das letztere 



gilt auch für den weiter unten beschrie- 



benen Zuchtapparat für anaerobe Bakterien. 



' ^~~^ ^ r< ^^"^ ■ -^ Sowohl für die Anlegung dieser 



1 \\ I )J Zuchten als auch für den Gebrauch beim 



9 H E // konstanten Durchleiten von Gasen dürfen 



■ H I // nur vollständig gereinigte Gase zur 



~ ^ " ^"^ Verwendung kommen. In unserem Labora- 



torium wird folgendermaßen hergestellter 

 Wasserstoff zu diesen Zwecken verwendet. 

 Ein Kippscher Apparat wird mit reinstem 

 granulierten Zink in der üblichen Weise 

 beschickt und dann mit verdünnter che- 

 misch reiner Schwefelsäure (ca. äO^/oig) 

 gefüllt. Der Wasserstoff passiert drei 

 Waschflaschen, die erste, unmittelbar am 

 Gasgenerator angeschlossene enthält eine 

 lO^/oige wässerige Lösung von salpeter- 

 saurem Blei, die folgende eine lOVoige 

 Lösung von salpetersaurem Silber und die 

 dritte eine konzentrierte Lösung von Ka- 

 liumpermanganat in 3 — 4"/oig(?i' chemisch 

 reiner Schwefelsäure. In die Kugel des 

 Auslaufrohres der letzten Waschflasche 

 kommt ein dichter Wattebausch, um mit- 

 gerissene Flüssigkeitsteilchen abzufangen. 

 Für die gleichzeitige Zucht mehrerer Reagenzglaskulturen oder 

 Plattenkulturen in der Wasserstoff atmosphäre benutzen wir den in 

 Fig. 380 abgebildeten Apparat, der vollständig aus Glas hergestellt ist. Er 

 dient auch zur Zucht in beliebigen anderen Gasen und im Gas ström. 



Er besteht aus einem Bodengefäß, das durch Einkitten einer zweiten 

 runden Glasschale in eine größere, gleich hohe Glasschale hergestellt ist. 

 Die dadurch entstehende Rinne hat einen Querschnitt von ca. 2 cm. In 

 die Mitte dieser Rinne kommt der Glassturz zu stehen, der oben zwei 

 Öffnungen trägt, die mit tadellosen Schhffen versehen sind. In die hnke 

 Öffnung (der Zeichnung Fig. 380) ist ein Rohransatz eingeschliffen, der 



Fig. 379. 



