X330 Franz Fuhrmann. 



ungefähr gleichen Abständen auf der Platte verteilt sind. Die Rechnung 

 wird analog- durchgeführt, nachdem man die Größe des Durchmessers vom 

 Gesichtsfeldteil und von der Schale gemessen hat, nach der Formel 



in der Z die Keimzahl der Platte, D den Schalendurchmesser in Millimetern, 

 d den Durchmesser des gezählten Gesichtsfeldteiles und a das arithmetische 

 Mittel der für jeden gleichgroßen Gesichtsfeld teil erhaltenen Zahlen der 

 Kolonien bedeutet. 



Aus der erhaltenen Kolonienzahl der Platte berechnet man die An- 

 zahl der Bakterien für den Kubikzentimeter der Wasserprobe, was natürlich 

 bei Verwendung eines Kubikzentimeters zum Plattenguß wegfällt. Würde 

 eine 25- oder 50fache oder noch stärkere Verdünnung vorgenommen, dann 

 ist die für den Kubikzentimeter des in die Platte verimpften Substrates 

 berechnete Keimzahl noch mit der Größe der Verdünnung zu multiplizieren, 

 um die wahre Keimzahl für den Kubikzentimeter ursprünglicher Wasser- 

 probe zu erhalten. 



Die Platten werden am siebenten bis zehnten Tag ausgezählt. Sind 

 Artbestimmungen von angegangenen Kolonien zu machen, wird man vor 

 der Zählung von den in Frage kommenden Kolonien die Abimpfungen vor- 

 nehmen. Ist dies nicht der Fall und können aus Zeitmangel oder irgend 

 einem Umstand die Platten nicht zur richtigen Zeit ausgezählt werden, 

 kann man sie für diesen Zweck mit Formalin konservieren. Zu dem Ende 

 werden sie entweder nach Abnahme des Deckels in einen größeren gut- 

 schließenden Behälter gegeben, auf dessen Boden ein in Formahn getränkter 

 Wattebausch liegt, oder man desinfiziert sie nach ifejy^^.i) Danach nimmt 

 man eine ca. 1 cm größere Filtrierpapierscheibe als der Deckel groß ist, 

 legt sie auf die offene Schale und preßt den Deckel darauf. Dann haftet 

 das Filtrierpapier im Deckel, der nun abgehoben wird. Hierauf tropft man 

 auf das Filtrierpapier einige Tropfen Formalin und deckt wieder damit zu. 



Bei sehr bakterienreichen Flüssigkeiten wird oft eine unmittelbare 

 Zählung der Bakterien selbst notwendig werden. Nach Winterberg^) 

 geschieht dieselbe auf folgende Weise : Gezählt wird in der schon von Hueppe 

 und Lafar für diesen Zweck empfohleneu Zählkammer von Thoma-Zeiss. 

 Dieselbe wird vor und nach dem Gebrauch zuerst in Sublimat 1 : 2000 Wasser, 

 dann mit destilliertem Wasser gereinigt, mit ßOVoigem Alkohol, mit starkem 

 Alkohol und endlich mit Äther abgespült und getrocknet. Die Deckgläschen 

 werden ebenso vorbereitet. Man wählt mitteldicke Deckgläschen. 



Als Verdünnungsflüssigkeit verAvendet man eben hergestelltes 

 destilliertes Wasser, das sich in einer sterilisierten Bürette befindet. Man 

 verdünnt in kleinen Kölbchen. Wesentlich erleichtert wird das Zählen, wenn 



1) L. Heim, Lehrb. d. Bakteriol. S. 483. Enke, Stuttgart (1906). 

 ^) U. Winterberg , Zur Methodik der Bakterienzähluug. Zeitschr. f. Hyg. u. In- 

 fektionskrankh. Bd. 29. S. 75 (1898). 



