Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit rilzcii iiml Bakterien. 



I3;i3 



(xlasrohr und ein zweites kurzes, das noch einen einfach f^ebohrten Kautsrhuk- 

 stopfen tr;ifj:t. Dieses (iefiilj samt den eingesetzten (Uasröhren wird im 

 Dampfschrank sterilisiert, nachdem das längere Kohr mit einem Watte- 

 i);luschchen verschlossen wurde, wilhrend die Öffnung des zweiten Rohres 

 unverschlossen bleibt. Sofort nach dem Entnehmen ans dem Dampfschrank 

 stülpt man über den Kautschukstopfen ein passendes, mitsterilisiertes kurzes 

 Proberöhrchen. Das zweite Absorptionsgefilß ist ein Glasrohr, das 

 auf beiden Seiten mit fest zusammengedrückten Wattebäuschen verschlossen 

 ist und in diesem Zustand der trockenen Sterilisation bei U)i)° ausgesetzt 

 wird. Vor dem Gebrauch verflüssigt man ein Röhrchen mit Nährgelatine, 

 überzieht den einen Wattebausch mit einer wasserdichten Kautschukkappe, 



Fig. 412. 



entfernt den zweiten Bausch, gießt nach Abglühen des Randes der Eprouvette 

 die Gelatine hinein und verschließt wieder mit dem W'attebausch. Jetzt 

 zieht man auch über diesen eine Kautschukkappe und rollt nun das beider- 

 seits wasserdicht verschlossene Rohr in horizontaler Lage in Eiswasser, 

 bis die Gelatine erstarrt. So wird das Rohr im Innern mit Niihrsubstanz 

 ausgekleidet (punktiert in der Fig. 412). Das W^attefilter trägt beiderseits 

 zwei halbkreisförmige Verbindungsrohre, von denen das eine einen in das 

 zweite Absorptionsgefäß passenden Kautschukstopfen trägt. Auf denselben 

 wird bei der Sterilisation im Dampf topf eine Eprouvette gesteckt, die bis 

 zum Gebrauche oben bleil)t. Den ganzen Apparat, der gebrauchsfertig im 

 Schnitt in Eig. 412 wiedergegeben ist, stellt man folgendermaßen zusammen : 



