1334 Franz Fuhrmann. 



Das erste Absortionsgefäß (Fig. 412, i) verbindet man mit dem 

 zweiten Absorptionsgefäß (TZ) nach Abnahme des den Kautschukstoppel 

 bedeckenden Proberöhrchens und Entfernung des mit Gelatine benetzten 

 Wattebausches des zweiten Gefäßes. Nunmehr setzt man an letzteres das 

 Wattefilter, indem man vom Absorptionsgefäß // den zweiten Watte- 

 bausch entfernt und nach Abnahme der Glaskappe vom Stopfen des Filter- 

 ansatzes denselben in das zweite Absorptionsgefäß luftdicht einfügt. Das 

 zweite Röhrchen des Filters wird durch einen Kautschukschlauch mit 

 dem Ansauger verbunden. Als solcher dient einfach eine große, 10 / 

 fassende Flasche, die einen seithchen Tubus am Boden trägt. Im Flaschen- 

 hals sitzt luftdicht ein Stopfen aus Kautschuk mit einem kurzen Glasrohr, 

 das durch einen Schlauch mit dem Filter verbunden wird. Im unteren 

 Tubus befindet sich ein zweites Rohr, das durch einen kurzen Schlauch 

 mit dem Ausflußröhrchen verbunden ist. Durch p]instellen des Schrauben- 

 hahnes S wird der Abfluß so reguliert, daß ungefähr in der Stunde 2 l 

 ablaufen. Um die nötige Menge Luft durchzusaugen , ist natürlich die 

 Saugflasche nach dem Entleeren neuerlich zu füllen, was beliebig oft ge- 

 schehen kann. Bevor man zur Neufülluug die Flasche öffnet, sperrt man 

 den Luftstrom durch einen eingelegten Quetschhahn am Verbindungs- 

 schlauch zwischen Flasche und Wattefilter. Das ausfließende Wasser wird 

 in einer zweiten Flasche aufgefangen und dann abgemessen. Die erhaltene 

 Menge entspricht dem Volumen der angesaugten Luft. Erst jetzt entfernt 

 man das Wattebäuschchen des langen Rohres vom Gefäß I. Letzteres wird 

 während, der Dauer des Ansaugens bis zur Herstellung der Platten in 

 Eis gekühlt, um eine Vermehrung der eingeführten Bakterien möghchst 

 zu vermeiden. Eine absolut genaue Messung des Luftvolumens ist bei 

 dieser Methode wegen den äußeren Temperatur- und Druckschwankungen 

 natürlich nicht möglich. 



Nachdem die gewünschte Anzahl von Litern Luft (mindestens 15) 

 durchgeleitet ist, sperrt man den Schraubenhahn, löst die Verbindung 

 zwischen Ansauger und Wattefilter und entfernt letzteres vom Absorptions- 

 gefäß //, das sofort mit einem sterilen Wattebausch verschlossen Anrd. 

 Nunmehr Avird das Absorptionsgefäß II weggenommen und das zweite Ende 

 desselben ebenfalls mit einem sterilisierten Wattebausch verschlossen. So 

 kommt es in den Thermostaten mit 200 q \j^ seine Stelle fügt man das 

 Wattefilter. Jetzt verflüssigt man 11 Röhrchen mit 5 — 10 cm^ Nährgelatine 

 imd hält sie ca. 85" warm. Dann bringt man auf eine niveUierte Stein- 

 platte oder besser auf den horizontalgestellten Plattenkühlapparat (S. 1231) 

 11 Petrischalen mit ebenen Böden. Durch Einblasen ins Wattefilter drückt 

 man die vorher gut durchgeschüttelte Flüssigkeit des Absorptionsgefäßes (I) 

 durch das längere Rohr heraus in 10 Petrischalen. Demnach kommt in 

 jede Schale ca. 1 cm^, den man auf möglichst viele Stellen des Schalen- 

 bodens verteilt. In jede Schale wird jetzt nach Abflammen des Glasrandes 

 die Nährgelatine gegossen und durch vorsichtiges Umschwenken eine gleich- 

 mäßige Durchmischung erzielt. Dann läßt man erstarren. Man muß be- 



