Die wichtigsten Methodoii licim Arbeite» mit Pilzen und Bakterien. I33ö 



soiulors darauf achten , dali diT Deckel nicht von Gelatine benetzt wird. 

 Das elfte (ielatineröhrchen entleert man in das Absorptions^^efäT) (1) und 

 nach Aufsetzen der (Jlasröhren mischt man wieder j:ut und lälit durch 

 Lufteinblasen die jjanze Menj^^e durchs lan|ze Rohr in eine I'etrischale aus- 

 fließen. Sämtliche Platten werden bei 20 — 22° C gehalten. 



Die Summe der in sämtlichen Schalen (11) angegan^^euen Kolonien 

 mehr den etwa auf dem Nährboden des Absorptions^^efäßes (II) entstandenen 

 Auflairerungen entspricht der Anzahl irelatinewüchsi^'er Bakterien und Pilze 

 im gemessenen Luftquantum. Man kann für bestimmte Zwecke natüiiich 

 jeden anderen Nährboden nehmen. Die Methode ist, wie alle diese, nur 

 annähernd genau, gestattet aiier eine sehr beijueme Zählung, 

 die entsprechend den Darlegungen auf S. 1529 vorzu- 

 nehmen ist. 



Eine andere recht brauchbare Methode, die ein 

 rascheres Arbeiten gestattet , w urde von Martin Ficker >) 

 ausgearbeitet: Bei derselben wird ein gemessenes Luft- 

 quantum durch ein Filter aus Glaskrümeln ver- 

 schiedener Korngrölie geleitet und dieselben samt den 

 daran haftenden Bakterien mit Nährgelatine zu Platten 

 verarbeitet. Nach dem genannten Autor ist diese Methode 

 folgendermaßen auszuführen : 



Durchsichtige, farblose, erbsengroße Glasperlen werden 

 geglüht und heiß in kaltes Wasser geworfen. Nach dem 

 Trocknen zerstößt man sie im Mörser und siebt sie durch 

 zwei Siebe, zuerst durch eines mit 05 mm Maschenweite 

 und dann durch ein zweites mit 0'25 mm Maschendurch- 

 messer. Beide Korngrößen werden für sich mehrmals im 

 Wasser gewaschen und getrocknet. Zum Gebrauch wer- 

 den gemischt »/^ ^'olumteile größere Körner und '/i Volum- 

 teil kleinere (0-25). 



Als Filterröhre dient ein Glasrohr, dessen Länge 

 9 — 10 cm, dessen innere Lichte TT cm, im ausgebauchten 

 Teil 2*3 cm beträgt. Der obere kurze Ansatz ragt etwa 

 b mm in die Ausbauchung hinein. In Fig. 41 ;> ist 

 der Längsschnitt des Rohres wiedergegeben. Bei der Füllung wird zu- 

 erst ein sehr feinmaschiges Drahtnetz (Fig. 41;», /) mit der Konvexität 

 nach unten eingeschoben, das Rohr umgekehrt und die Glaskörnermischung 

 portionenweise eingefüllt. Jede Portion wird gut zusammengeschüttelt. Wenn 

 die Füllung etwa 25 — 27 cm hoch ist, wird ein zweites Drahtnetz (II) ein- 

 geschoben und ebenso eine zweite, 2 — 2'5 cm hohe Füllung mit (ilaskörnern 

 eingetragen. Dieselbe wird ebenfalls mit einem Drahtnetze (III) bedeckt. 

 Dann werden beide Enden mit Wattebäuschen verschlossen und die uefüUte 



w 



Fig. 4ia. 



•) Martin Ficker, Zur Metliodik der bakteriologischen Luftuntersnchung. /eitschr. 

 f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 22. S. 33 (1896). 



