Methoden zur biochemischen Untersuchung des Bodens. 845 



sich außen befindet und die Probe nicht verschüttet wird ; zu dem Zwecke 

 muß diese Seite am Amboß markiert sein. Der Inhalt des Löffels läßt das 

 Profil deutlich erkennen; der Befund wird notiert, der Löffel mit Hilfe 

 eines Holzstäbchens völlig entleert, der Bohrer zum zweitenmal in die jetzt 

 schon vorhandene Bohrröhre eingeführt und durch Hammerschläge um ein 

 weiteres Drittel vorgetrieben. Da man beim dritten Male schon 1 m Tiefe 

 erreicht, so wird nunmehr der 2 w-Bohrer w^eiter benutzt, der eine etw^as 

 geringere Stärke haben soll, um den Pieibungswiderstand beim Einführen 

 und Drehen möghchst zu verringern. Beim Aufholen des längeren und 

 dabei schwächeren Bohrers hüte man sich, ihn zu verbiegen; aus dem 

 gleichen Grunde sollte er stets hängend aufbewahrt werden. 



I. Bestimmung des hygroskopischen und mechanisch 

 absorbierten Wassers. 



20 — 2bg Boden werden einem guten Durchschnittsmuster entnommen 

 und in einem Kölbchen mit Glasstöpsel, welches sich in einem Trocken- 

 apparat befindet, bei 110" C zum konstanten Gewicht getrocknet. 



II. Bestimmung der Wasserkapazität des Bodens. 



Unter „Wasserkapazität eines Bodens versteht man diejenige Wasser- 

 menge. wTlche ein Boden zurückzuhalten vermag. Dieselbe wird entweder 

 in Gewichtsprozenten der festen Bodenteilchen oder in Prozenten des 

 Bodenvolumens festgestellt, i) 



Josef Kopecki/ -) konstruierte zur Bestimmung der Wasserkapazität 

 einen einfachen Apparat, mittelst dessen es in erster Reihe mögüch ist, 

 aus dem Boden eine bestimmte Menge Bodenmasse in jener Lagerung 

 herauszuschneiden, wie sie in der Natur vorkommt. 



Dieser Apparat besteht aus einem 20cm hohen Stahlrohr, welches 

 unten mit einer Schneide versehen ist, die durch das Zuschleif en der 

 äußeren Ptohrwandung gebildet wurde. Der lichte Durchmesser des Rohres 

 bei seiner Schneide mißt hO'bmm. In der Höhe von etw'a ?>Omm von unten 

 gemessen beträgt der Durchmesser des Stahlrohres inwendig o2-b mm, 

 um in das Stahlrohr kleine Messingringe ganz leicht einschieben zu können, 

 deren hchter Durchmesser ebenfalls hObmm beträgt. 



Zur Bestimmung der Wasserkapazität ist der Messingring l\ be- 

 stimmt, der sich der Schneide des Stahlrohres am nächsten befindet. 

 Seine Dimensionierung. wie sie in Fig. 215 angegeben ist, ist die folgende: 

 Höhe ;iö'0 mm, Durchmesser öO^ö mm, Inhalt 70'0 c/m^. 



Um diesen Messingring in fester Lage zu erhalten, sind über diesen, 

 wie aus Fig. 215 ersichtlich, noch 2 Zylinder ebenfalls aus Messingblech ein- 



Eilh. Alfred Mitscherlich, Bodenkunde für Land- und Forstwirte. Verlag von 

 Paul Parey, Berlin 1905. E. Hamann, Bodenkunde. Verlag von Julius Springer, 1910. 

 '') Josef Kopecki/. Die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Frag 1904. 



