Methoden zur l)iochemisclien Untersuchung des Bodens. 909 



Zwischen Stopfen und dem Gemisch soll noch ein Abstand von 

 1^/2 — 2 cm sein. Der Abstand darf nicht zu klein sein, weil sonst bei der 

 Gasentwicklung- Schaum in das 8-Rohr gelangt. 



Das so verschlossene liöhi'chen mit Boden setzt mau nun in den 

 drehbaren Einsatz. In dem Topf muß so viel Wasser sein, daß die untere 

 Öffnung des S-Piohres 2 cm unter Wasser steht und das Wasser bis an 

 den Stopfen des Rohres mit Boden reicht. 



Das mit Teilung versehene Röhrchen (Gasauf fangröhre) füllt man an 

 der Ausbuchtungsstelle des Topfes durch Untertauchen vollständig mit 

 Wasser, kehrt es unter Wasser um, so daß die Öffnung nach unten ragt, 

 bringt nun. immer unter Wasser, die Öffnung des Röhrchens mit Teilung 

 über die Öffnung des 3-Rohres und drückt es oben in die am drehbaren 

 Einsatz befindliche Klammer, über welcher eine Nummer angebracht ist. 

 W^enn dies richtig gemacht wird, ist das Gasauffangrohr ganz mit W^asser 

 gefüllt. Es darf sich unmittelbar nach dem Aufsetzen am oberen Ende 

 keine Luftblase befinden. 



Das Aufsetzen des Stöpsels . das Einsetzen in das Wasserbad und 

 das Überstülpen der (iasauf fangröhre muß rasch geschehen, da bei den 

 meisten Bodenproben die Gasbildung sehr rasch eintritt. 



Durch das in dem Boden vorhandene Enzym, „Katalase" genannt, 

 oder durch ähnüche Enzyme wird aus dem W^asserstoffsuperoxyd Sauer- 

 stoffgas ausgeschieden. Dieses steigt durch die 8-Röhre in das überstülpte 

 Rohr und verdrängt Wasser, so daß nun in der Röhre über der W^asser- 

 säule eine je nach der Menge der Katalase verschieden hohe Gassäule 

 steht. Diese Gasmenge wird nach Verlauf von 2 Stunden gemessen. Man 

 zählt von oben nach unten die Striche ab ; ein Teilstrich liedeutet 1 cm^ 

 Gas. Kleinere Mengen schätzt man. 



Man kann sich auch eines Apparates bedienen, welcher an der Vor- 

 derseite der Ausbuchtung eine Glasscheibe besitzt. Bei der Ablesung faßt 

 man dann das Gasauffangröhrchen mit einer Klemme (damit sich das Gas 

 durch die Berührung mit der Hand nicht ausdehnt), hebt dasselbe von dem 

 8-Rohr ab, bringt es, die Mündung immer unter Wasser, vor die Glasscheibe 

 und taucht es senkrecht so weit ein, daß das Wasser innen und außen gleich 

 hoch steht. So kann man bei gleichem Innen- und Außendruck ablesen. 



Man kann die Ablesung dieser Art auch außerhalb des W^asserbades 

 vornehmen, indem man den beigegebenen Becher mit Stiel unter Wasser 

 bringt und die Mündung des Gasauffaugrohres in den Becher aufrecht 

 einstellt. So kann dann das Röhrchen in ein Glasgefäß mit Wasser (Becher- 

 gias, ZyUnder u. dgl.) übertragen werden und dort die Ablesung bei gleichem 

 Innen- und Außendruck erfolgen. 



Ich lasse hier die Resultate, welche wir mit diesem Apparat erhalten 

 haben, in der nachstehenden Tabelle 1 folgen. Unsere Untersuchungen 

 wurden an zwei fruchtbaren Lehmböden und an einem Verwitterungsboden, 

 welcher noch nie bebaut wurde, vorgenommen. Wie aus der Tabelle I deut- 

 lich ersichtlich ist, sind zwischen dem liebauten und unbebauten Boden 

 große Differenzen wahrzunehmen. 



