Die Zimtzsclie Methode der Gasanalyse. 



Von Franz Müller, Berlin. 



In Band III, Abt. I, dieses Handbuchs (S. 610) ist auf die Be- 

 stimmung- der Kohlensäure nach dem Thermobarometerprinzip hing'e\\iesen 

 worden. Eine genauere Beschreibung des Prinzips war auf S. 575 gegeben, 

 die des x4pparates von Zimtz unterbüeb dagegen, da sie in einem späteren 

 Abschnitt des Handbuchs bei der Besprechung der Methodik des Energie- 

 stoffwechsels erfolgen sollte. Auf S. 1156 (Band HI. Abt. 2) ist zwar der 

 von Zimtz angegebene Analysenapparat skizzenhaft wiedergegeben (Fig. 323), 

 aber die Analyse selbst nicht eingehender beschrieben worden. Das soll im 

 Folgenden kurz nachgeholt werden. 



Das von iV. Zuyitz ausgearbeitete gasanalytische Verfahren ist eine 

 Modifikation der Henqjchnhen Anordnung, i) 



Der Analysenapparat (s. Fig. 235) 2) besteht aus mehreren (Tasbüretten, 

 in denen die Messung der Gasvolumina und 4 Pipetten, in denen die Ab- 

 sorption der Kohlensäure und des Sauerstoffes stattfindet. 3) Die ersteren, 

 7 an der Zahl, stehen in einer mit Spiegelscheiben versehenen, mit Wasser 

 gefüllten Wanne. Die mittlere Bürette dient als thermobarometrischer Kon- 

 trollapparat, die übrigen 6 bilden, zu je dreien symmetrisch angebracht, 

 zwei gleiche Gruppen zur gleichzeitigen Anstellung von 2 Analysen. In den 

 2 seitlich am weitesten nach außen stehenden, die von 99*6 — 101-0 cm^ 



1) In der Arbeit von A. Loewtj (Pfl. Arch. 42, S. 267, 1888) ist die Methodik noch 

 fast gleich der Hempehchen: HempehdhQ Bürette und Absorptionspipette für Kohlen- 

 säure. In der Arbeit von Katzenstein (Pfl. Arch. 49, S. 335) finden wir schon das sog. 

 Thermobarometer nach A". Zimtz' Angaben, aber in der Form, daß ein unten geschlos- 

 senes Glasrohr von demselben Kaliber wie die Hempelbürette oben mit einem im rechten 

 Winkel stehenden engen, feingeteilten Rohr von 1 cm^ Inhalt in Verbindung steht. In 

 diesem befindet sich ein gefärbter Wassertropfen, der bei Wechsel von Temperatur und 

 Druck in dem Röhrchen wandert. Die endgiltige Form findet sich bei Ad. Magntis Levy 

 (Pfl. Arch. 55, S. 14 ff. und Tafel I, 1894)^ 



^) Der Apparat kann von den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, 

 Berlin N., fertig bezogen werden. 



^) Die auf Fig. 235 dargestellte, sehr zweckmäßige Form der Absorptionspipetten 

 wurde von J. Paechtncr angegeben. (Inaug.-Diss. Gießen. Verlag E. Schoetz-Berlin, 1909. 

 Fig. 1 u. la.) 



65=^= 



