Die Zuiitzsche Methode der Gasanalyse. 1029 



in Zwanzigstel geteilt sind und ebenso wie die anderen 5 an der oberen 

 kapillaren Verjüngung nahe der Erweiterung ihre Nullmarke tragen, werden 

 die zu untersuchenden Parallelproben eines Kohlensäure, Sauerstoff und 

 Stickstoff (und eventuell brennbare Gase) enthaltenden Gemisches durch 

 allmähliches Herabsinkenlassen des sie erfüllenden Wassers aufgesammelt. 

 Dies geschieht durch vorsichtiges Öffnen der Klemmschraube unten am 

 Schlauch zum Niveaurohr. Das Wasser muß so langsam sinken, daß keine 

 Tropfen an der Wand hängen bleiben (etwa 20 Minuten). Darauf läßt man 

 die 100 cm^ Gas einige Minuten stehen und liest unter Einstellung des 

 Niveaurohres in Augenhöhe (s. Bd. III. S. 575) sowohl in den zwei seit- 

 lichen Röhren, wie im mittleren Thermobarometerrohr den Stand ab. Bei 

 kohlensäurereicheren Gemischen (über 0'5) darf das Gemisch vor der Ab- 

 lesung nicht länger als etwa 10 Minuten in den Büretten stehen. Das ge- 

 messene Volumen wird dann in die 2 äußeren Pipetten eingeführt, indem 

 das alle Röhren erfüllende, deutlich schwefelsaure Wasser, welches mit 

 einem Tropfen Rosolsäure gelb gefärbt ist, durch Heben des Niveaurohres 

 gerade bis an die obere Nullmarke (in Niveaustellung) herangeführt wird. 

 Diese zwei Pipetten sind mit etwa 40''/oiger wässeriger Kalilauge gefüllt. 

 Kohlensäurearme Gemische bis zu etwa 0-d°/o werden darin nach einer 

 Minute kohlensäurefrei, solche mit mehreren Prozent Kohlensäure nach 

 etwa 5 Minuten. Die Absorptionsfläche ist durch eine große Reihe von in 

 der inneren Glocke befindlichen Glasröhren vergrößert. Die Einstellung der 

 Kalilauge in den die Pipetten mit den Büretten verbindenden Kapillar- 

 rohren war so . daß die Lauge gerade die Hälfte des horizontalen 

 Teils des Kapillarrohrs, das dann nach unten abbiegt, erfüllte. Nachdem 

 man den zum Niveaurohr führenden Schlauch wieder durch die Schraub- 

 klemme verschlossen hat, öffnet man die Verbindungen z\\ischen den 

 Kalilaugepipetten und dem zweiten Röhrenpaar. Bei tiefhängendem Niveau- 

 rohr und ganz wenig geöffneter Klemmschraube läßt man das Wasser in 

 den Büretten wieder so langsam absinken, daß sich au der Wand keine 

 Tropfenbildung zeigt. Sobald der weite Teil mit Gas erftillt ist, schheßt 

 man die oberen Verbindungen zu den Kalipipetten ab. öffnet die untere 

 Klemmschraube an dem langen Schlauch und reguUert. mit der einen Hand 

 das Niveaurohr senkend, mit der anderen einen oberen Quetschhahn öffnend, 

 das Eintreten des Gases in den engen Teil der einen Bürette, bis die Lauge 

 wiederum mitten in dem horizontalen Kapillarstück oben über den Pipetten 

 erscheint. Darauf schließt man den Quetschhahn und macht dasselbe auf 

 der anderen Seite, i) 



^) Die Bürettenröhren dürfen keine größeren Kaliberfehler als 0"03 — 006 cm^ im 

 ganzen besitzen, da sonst nach Auffangen einer 100 cm^ etwas übersteigenden Gasmenge 

 eine kohlensäurearme, durch die Kalilaugenpipetten gegangene Luft in den nur zwischen 

 900— 10000 (nicht tiefer!) geteilten zweiten Röhren die unterste Marke überschreiten 

 kann, zumal wenn diese zweiten Röhren selbst einen größeren (negativen) Kaliberfehler 

 haben. Die Büretten werden alle vor dem Gebrauch durch Auswägen mit Wasser 

 (20 Minuten-Ablauf) nachgeaicht und der Fehler in einer stets bereitliegenden Tabelle 

 verzeichnet (s. Berechnung Bd. III, S. 576). 



