1032 



Franz Müller. 



Gasproben. Aber selbst wenn man die 

 Büretten im Laufe von 15 — 20 Min. sich 

 hat mit Gas erfüllen lassen, soll man 

 vor der Ablesung immer noch einige 

 Minuten warten, bis das "Wasser an der 

 Wandung der engen Rohrteile voll- 

 kommen herabgeflossen ist ; eine Vor- 

 sicht, die bei der Analyse stickstoff- 

 armer Gemische im Stickstoffrohr ganz 

 besonders zu beachten ist. Die Ablesung, 

 d. h. die Messung, geschieht mit Hilfe 

 des Xiveaurohres nach den im Band III, 

 S. 575 gegebenen Prinzipien. Dabei darf 

 man sich nicht wundern, wenn verschie- 

 dene Beobachter um O'0 1—0-02 diffe- 

 rierende Zahlen ablesen. Doch muß die 

 Abweichung regelmäßig eintreten und 

 für Bürette und Thermobarometer im 

 gleichen Sinne verlaufen. Ist dies nicht 

 der Fall, so ist entweder die Ablesung 

 falsch oder noch nicht vollkommener 

 Temperaturausgleich erreicht. 



Von mehreren Seiten ist an Stelle 

 der die einzelnen Abteilungen des Appa- 

 rats trennenden Schläuche mit Quetsch- 

 hähnen die Verwendung von Glashähnen 

 empfohlen worden. Wir können zur Ver- 

 wendung von Glashähnen nicht raten, 

 dagegen verwenden wir nur noch, um 

 die Schläuche zu schonen, Stellquetsch- 

 hähne. Ist der Apparat außer (lebrauch. 

 so wird die Klemmschraube unten am 

 Niveaurohr geschlossen und die oberen 

 Schlauchverbindungen durch Öffnen der 

 Stell(iuetschhähne geöffnet. So schont 

 man die Gummiverbindungen außer- 

 ordentlich und kann bei Verwendung 

 von gutem roten (lummi ( 1 mm lichte 

 Weite und 2 »im Wandstärke) den Ap- 

 parat jahrelang, ohne Erneuerung der 

 Schläuche, benützen. 



Undichtigkeiten in den Schläuchen 

 treten am leichtesten an den Stellen 

 auf, in die Kalilauge gelangen kann. 

 Das muß man möglichst vermeiden, und 



Apparat zur Analyse des hochproz. Sauerstofi's. 



