Die Zuutzsche Methode der Gasanalyse. 



1033 



wenn es einmal passiert, mit saurem Wasser gut auswaschen. Auch klemme 

 man die Schliiuche nicht dicht am Glas ab und verwende nur vollkommen 

 rund abgeschmolzene Kapillarstücke. 



Nicht vermeiden läßt sich, daß sich allmähhch in dem die Röhren 

 erfüllenden sauren Wasser Pilze bilden: man erschwert es durch Zusatz 

 einer reichlichen Menge Kupfersulfat zu der durch Rosolsäure gelbgefärbten 

 Lösung, sowie dadurch, daß man immer nur frisch filtriertes Wasser in 

 das Xiveaurohr eingießt und das in ihm angesammelte immer wieder 

 filtriert. Haben sich aber an der Innenwand der Röhren Pilzkulturen ge- 

 bildet, die das Anhaften von Tropfen an der Wand auch bei langsamem 

 Herunterlassen der Lösung begünstigen, so bleibt nichts übrig, als die 

 Röhren durch Chromsäure und Schwefelsäure zu reinigen. 



Beispiele der Genauigkeit, die man mit dieser Methodik unschwer 

 erreichen kann, bieten fokende Analvsen : 



I. Respirationsversuch. 

 Mit älteren, reparierten Röhren mit sehr hohen Kaliberkorrekturen. 



roben »olir- TB- Resultat 



,?, I korrektnr korrektur 



Ablesung ! 



TB 

 Ablesung 



Resultat j TB- ^ Rohr- 

 o/o I korrektur i korrektur 



Gas 

 proben- 

 Ablesung 



99-75 

 96-45 

 79-53 



100 33 

 96-45 

 8003 



96-40 

 79-91 



10000 

 9608 

 79-64 



93-85 

 93-90 

 9400 



10000 

 96-09 

 7963 



— I 10009 100-08 

 96-17 96-22 ' 9620 

 79-69 1 79-81 , 79-89 



Endresultat: 3-927„ CO, und 16-44% O,. 

 II. Sauerstoff re ich e Gemische. 



