Neue Apparate für Stoffwechselversuche. 1043 



wie bereits beschrieben, durch eine besondere, am Boden befindhche Öff- 

 nung in die unter demselben stehende Flasche , bzw. bei Hunden seitlich 

 aus der Tretbahn geführt werden. 



BezügUch des Materials der zu verwendenden Schläuche möchte ich 

 bemerken, daß sich der reine Paragummi nach meinen Erfahrungen hierzu 

 am besten eignet. Schläuche aus anderen Gummisorten, speziell mit hohem 

 Gehalt an anorganischen Bestandteilen, werden insbesondere durch den 

 Urin von Wiederkäuern bald brüchig und unbrauchbar. 



C. Stoffwechselkäfig für Ratten. 



Zu einem Stoffwecbselkäfig für Ratten kann man zweckmäßig eine 

 Flasche mit abgesprengtem Boden benutzen, wie sie in der Fig. 247 zur 

 Darstellung gebracht wird. 



Der Durchmesser des Bodens dieser Flasche beträgt zirka 25 cm. Die 

 sich nach dem Flaschenhals zu trichtcrartig verjüngende Flasche erhält 

 2 aus Glasstäben gefertigte Einsätze, deren unterer (Fig. 247, E), auf 

 welchem der Kot liegen bleibt, etwa nur 3 mm breite Öffnungen aufweist, 

 welche den Harn durchfließen lassen. Der obere, mit Glasfüßen versehene 

 Einsatz (Fig. 247, Z>), welcher einen Abstand von zirka 3 — 5 cm von dem 

 unteren Einsatz (Fig. 247, E) hält, dient als Boden für das Versuchstier. 



Die Glasstäbe sind hier weiter, zirka 8 — 10 mm, voneinander ent- 

 fernt, um Kot und Harn hindurchfallen zu lassen. Letzterer fließt durch 

 den unteren Einsatz (Fig. 247, E) in das unter den Käfig gestellte Becher- 

 glas (Fig. 247, K). Zirka 20 mm über dem oberen Einsatz (Fig. 247, D) 

 weist der Käfig 2 runde Öffnungen von je 30 — 35 mm Durchmesser auf, 

 um das Hindurchstecken des Kopfes zwecks Futter- und W^asseraufnahme 

 zu ermöglichen. Einige kleinere Durchbohrungen von zirka 10 mm Durch- 

 messer (zirka 8 — 10 cm über dem oberen Einsatz) sorgen für genügende 

 Luftzufuhr. Fig. 247, G und G' bzw. Fig. 248 zeigen die als Futter- 

 gefäße dienenden Glasnäpfe, welche bei der aus den Figuren ersichtUchen 

 Stellung zirka 25 cm^ fassen. Die Anbringung dieser Futternäpfe erfolgt 

 in der Weise, daß Glasleisten mit Falz zu beiden Seiten und unterhalb 

 der Öffnung z. B. mit Kanadabalsam oder Natronwasserglas aufgekittet 

 werden, welche das Hineinschieben und somit Fixieren der Glasränder der 

 Näpfe gestatten. 



Die Auswechslung der Gläser und Reinigung derselben geschieht in 

 sehr leichter Weise, auch ist der Käfig leicht und vollkommen zu reinigen. 

 Bekanntlich fressen die Ratten das Futter vorzugsweise aus den Vorder- 

 pfoten und verstreuen es während des Fressens zum Teil vor dem 

 Futternapf. Um nun ein Durchfallen von Futterbestandteilen durch den 

 Glaseinsatz nach ^Möglichkeit zu verhindern, wird zweckmäßig eine um- 

 ränderte Platte, der aus Fig. 247, H ersichtlichen Form, die ich als Futter- 

 tisch bezeichnen möchte, vor dem Futternapf angebracht. Der abgesprengte 

 Boden der Flasche (Fig. 247 , B) dient als Deckel des Käfigs und weist 



66* 



