Ergänzungen zur Aschenanalyse. 



1053 



Fig. 258. 



Kaliglas, dem durch ein passend gebogenes Glasrohr G von unten (oder 

 durch einen seitlichen Tubus) das Leuchtgas zugeführt wird. p]ine Klemme 

 K und eine einfache Feder F halten den Brenner in beliebiger Höhe 

 fest, während die zu prüfende Flüssigkeit in einem passenden Schälchen 

 darunter gesetzt ^nrd. Dieser Brenner hat den Vorzug, dal'j er nicht durch 

 Kost angegriffen wird und leicht in allen seinen Teilen zu reinigen ist. 



Den Sprühnebel der Salzlösung kann man auch von außen der 

 Flamme zuführen, z. B. in der von G. Locketnann angegebenen Anordnung 

 von Fig. 257. Die angesäuerte Salzlösung mit einigen Stückchen verkupferten 

 Zinks bringt man in ein gewöhnliches Glühr öhrchen R und dieses be- 

 festigt man mit Hilfe einer 

 Fig-257. passend geformten Klam- 



mer K^) an dem schräg 

 gestellten Bunsenbrenner. 

 Statt der Klammer kann 

 man auch einen breiten, 

 doppelt durchbohrten Kork- 

 stopf en benützen. Das Glüh- 

 röhrchen ist so an den 

 Brenner anzusetzen , daß 

 seine obere Kante etwas 

 (ca. 1 mm) über die Brenner- 

 öffnung hinausragt, damit 

 das Brennerrohr nicht 

 durch verspritzte Säure- 

 tröpfchen angegriffen wird. 

 Für die Sp e k tr alb e- 

 obachtung benützt man 

 am vorteilhaftesten ein 

 kleines Handspektro- 

 skop mit Skala und Ver- 

 gieichsprisma ^j, welches 

 man in ein mit Kugelgelenk 

 versehenes, verstellbares Stativ^) einklemmt, wie es in Fig. 258 angegeben 

 ist. Mau muß das Spektroskop in der Höhe einstellen, daß man oberhalb 

 des inneren Flammenkegels (welcher die grünen und blauen Kohlenstoff- 

 linien gibt) in die Flamme blickt. Die für die einzelnen Elemente charak- 

 teristischen Linien sind in der Spektraltafel Anedergegeben. km rat- 

 samsten ist es, zunächst die Spektra der einzelnen Metalle genau zu stu- 

 dieren und auch bei der analytischen Prüfung Vergleichslösungen bereit 

 zu halten, deren Spektrum man dui'ch das Vergleichsprisma unter Anwen- 

 dung einer zweiten SpektraUampe (seitwärts rechtwinklig zur Spektroskop- 

 achse aufgestellt) betrachtet. 



Anwendung eines Glüh- 



röhrchens für die chemische 



Zerstäubung. 



Stativ mit Spektroskop. 

 ^/g der wirklichen Größe. 



*) Zu beziehen von Mechaniker G. Hildebrandt, Leipzig, Brüderstraße 34. 



^) Zu beziehen von F. Schmidt rf- Haensch, Berlin S. 42, Prinzessinnenstraße 16. 



