Arbeitsmethoden zur Untersuchung des intermediären Stoffwechsels. 1247 



Fig. 269. 



zuhalten. In den unteren Teil des Vorstoßes ist eine Kapillare (k) eingeschmolzen, 

 durch die der während der Durchblutung eingeleitet wird. Das verjüngte 

 Ende des Vorstoßes führt das Blut zur 

 Pumpe zurück. Die obere kleinere Ku- 

 gel des Blutreservoirs A (s. Fig. 268) 

 dient zum Abfangen des ersten Schaums. 

 In ihrem Hals befindet sich ein doppelt 

 durchbohrter Gummistopfen . durch 

 dessen eine Bohrung ein rechtwinkelig 

 gebogenes, kapillar ausgezogenes Rohr 

 auf die tiefste Stelle der unteren Kugel 

 führt. Es dient als ^Ansatzstück beim 

 Einleiten des Sauerstoffes zu Beginn 

 der Durchblutung, bis der gewünschte 

 Druck hergestellt ist. Durch die zweite 

 Bohrung geht ein kuzes, mit einem 

 Gummistopfen versehenes Rohr, das in 

 den Hals des Schaumreservoirs S mün- 

 det. Dieses ist eine Glaskugel, die noch 

 zwei Ansatzstücke trägt : eines an ihrem 

 tiefsten Punkte zum Ablassen des aus 



dem Schaum sich absetzenden Blutes und ein zweites an ihrem höchsten 

 Punkte, das in den Hals der Saugflasche mündet in der gegebenen Falles 

 noch übersteigender Schaum aufgefangen wird, und die mit einem Über- 

 druckventil und einem Manometer verbunden ist. 



Ein weiterer Vorteil des Friedmannschen Apparates besteht darin, 

 daß die Durchblutungs pumpe (Konstruktion derselben siehe das Original) 

 nicht, wie das beim Brodieschen Apparat der Fall ist, mit den übrigen 

 Teilen in fester Verbindung steht. 



Eines relativ einfachen , bei Vorhandensein eines Elektromotors leicht 

 zu improvisierenden Apparates bedienten sich 0. Neubauer mid Groß, i) 

 Als „Herz" verwenden sie ein einfaches Klysopomp H, das durch 

 einen Elektromotor vermittelst eines Exzenters E rhythmisch komprimiert 

 wird. Zwischen ..Herz" und Organ ist ein Manometer M und ein Luft- 

 fänger L eingeschaltet, der gleichzeitig zur Messung der Bluttemperatur 

 dient. Das abfließende Blut wird durch Einleitung von aus einer Bombe 

 arteriahsiert und in einer Wonlffscheii Flasche mit 3 Tubussen aufge- 

 fangen. Aufsätze wirken als Schaumfänger (s. Fig. 270). 



Die Menge des durchströmenden Blutes soll den Verhältnissen 

 im lebenden Organismus möglichst entsprechen. Zur Richtschnur seien 

 die durch 100^ Organ pro Minute strömenden Blutmengeu zusammen- 

 gestellt. 



*) Otto Neubauer und Walther Groß, Über den Tyrosinabbau in der künstlich 

 durchbluteten Leber. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 67. S. 219 (1910). 



