Die quantitative Mikroelementaranalyse organischer Substanzen. 1309 



Zum Zwecke des bequemeren und sicheren Arbeitens ist es not- 

 wendig, diese Wage auf einer Marmorplatte aufzustellen, die auf in eine 

 Grundmauer eingelassenen Eisenträgern fest aufliegt. Die Gewichte sowie 

 die dazu gehörige Elfenljeinpinzette bewahre man am besten im Wagen- 

 gehäuse in der Nähe der rechten Wageschale offen auf, während hinter 

 der linken Wageschale die Aufhängevorrichtung für die Absorptionsapparate 

 sowie die Bänkchen aus Magnesiumdraht (siehe beide in Fig. 277) für die 

 Substanzwägung bei der Stickstoff-, Halogen- und Schwefelbestimmung 

 Platz finden können. Zur weiteren Ausgestaltung des Wagetisches gehören 

 zwei Gazeläppchen, sorgfältig gewaschen und getrocknet, mindestens 4fach 

 zusammengelegt, ein Stück Rehleder, ein Haarpinsel sowie Wägegläschen 

 zur Unterbringung des Schiffchens bei Wägung hygroskopischer Substanzen 

 nach der Trocknung (Tig. 285). Wägegläschen für die Stickstoffbestimmungen. 

 Schmelzpunktkapillaren für die Halogen- und Schwefelbestimmungen, alles 

 unter entsprechenden Glasglocken oder zwischen Uhrgläsem verwahrt, 

 femer Handexsikkatoren, Kupferblöcke (Fig. 287, 292, 297) usw. 



Absolute Fveinlichkeit des Wagetisches, insbesondere der Wage selbst, 

 ist die erste Voraussetzung erfolgreicher Analysen. Man gewöhne sich 

 daran, vor jeder Serie von Wägungen den Nullpunkt der Wage zu prüfen 

 und im Bedarfsfalle neu einzustellen. Man wird es selbst bei der ge- 

 schilderten Aufstellung auf einer Marmorkonsole von Zeit zu Zeit nötig 

 haben und mag daraus ermessen, wie oft sich der Nullpunkt bei Auf- 

 stellung auf einer hölzernen Konsole oder etwa auf einem Tisch verschieben 

 möchte ! Mindestens einmal im Monat ^ird es auch bei der größten Sorg- 

 falt und Pieinlichkeit zu empfehlen sein, die Wage einer völligen Reini- 

 gung zu unterziehen. Man öffne die Türen, entfernt beide Schieber, de- 

 montiert die Wage durch Abnehmen der Schalen, Gehänge und des 

 Balkens, die man zweckmäßigerweise auf einen der beiden horizontal hin- 

 gelegten Schieber in richtiger Eeihenfolge hineinlegt, reinigt zuerst die 

 Grundplatte durch Pteiben mit feuchter Gaze, reibt Schalen und Gehänge 

 mit fett- und säurefrei gewaschenem und scharf getrocknetem Reh- 

 leder ab, pinselt insbesondere das gezähnte Reiterlineal am Balken 

 sorgfältig aus, reibt sämtliche 12 Arretierungskontakte, die sich sowohl 

 am Balken, an den Gehängen als auch an der Arretierungsvorrichtung 

 der Säule befinden, mit trockenem Rehleder energisch ab und reinigt zum 

 Schluß ebenfalls mit Rehleder die Schneiden und die ihnen entsprechenden 

 Auflagen. Nun wird die Wage wieder zusammengesetzt und der Nullpunkt 

 mittelst der Fahne annähernd eingestellt. Es muß bemerkt werden, daß 

 diese Wage nach einer derartig erfolgten Reinigung durch einige Stunden 

 „krank ist", das heißt keine konstante Nullpunktlage besitzt. Erst nach 

 einigen Stunden kann die definitive Einstellung erfolgen. Bei größerer Ab- 

 weichung bedient man sich wieder der Fahne, hüte sich jedoch, sie mit 

 den warmen Fingern zu berühren, sondern besorge die Bewegung der 

 Schraube mit der EU'enbeinpinzette. Die letzte Feineinstellung Vioo — Vioo "«^ 

 erfolgt bei schwingender Wage mit den beiden Stellschrauben des Gehäuses. 



