Die quautitative Mikroelementaranalyse organischer Substanzen. 1315 



einem Blasenzähler von etwa 17 — IS mm Durchmesser und b cm Länge, 

 der sich in seinem oberen Ende ebenfalls auf den Durchmesser von 12 mm 

 verjüngt. In diesen Blasenzähler hinein führt das zweite seitliche Ansatz- 

 rohr, durch welches der bei der Verbrennung benötigte Sauerstoff eintritt. 

 Es setzt sich in das Innere des Blasenzählers nach unten in Form eines 

 erweiterten Rohres fort. Dieser Blasenzähler hat die Bestimmung, mit so- 

 viel öOVoiger Kahlauge gefüllt zu werden, daß das konisch verjüugte Ende 

 des inneren sich erweiternden Endteiles 1 — 2 mm unter das Niveau der 

 Kahlauge eintaucht. Unter diesen Umständen ist auch im Falle der Rück- 

 stauung des Gases ein Austreten von KaUlauge nicht zu befürchten, weil 

 sie in der erwähnten Erweiterung einen Platz finden würde. Der dem 

 Blasenzähler benachbarte Schenkel des U-Rohres wird mit Glaswolleflocken 

 gefüllt, die zuvor in einer Schale mit wenig öO^/oiger Kalilauge befeuchtet 

 wurden. Im zweiten Schenkel des U-Rohres befindet sich zwischen Glas- 

 wolle schaumiges Chlorcalcium. 



Das Verbrennungsgestell. 



Ein eigentlicher Verbrennungsofen ist für die Durchführung solcher 

 Miniaturverbrennungen durchaus nicht erforderlich. Es genügt dazu ein 

 einfaches, aus Schwarzblech gefertigtes Gestell, welches gestattet, daß das 

 Verbrennungsrohr in horizontaler Lage in einer Höhe von etwa 22 cm be- 

 quem Platz findet. Die zwei seitlichen Teile (Fig. 287, s^ s^)-, welche oben je 

 einen recht-^inkehgen Einschnitt tragen, in welchem das Verbrennungsrohr 

 Platz finden soll und die nach unten verlängert die Füße des ganzen Ge- 

 stelles vorstellen, sind durch drei leicht abnehmbare Bandeisen (Fig. 287, qu) 

 in der gegenseitigen Entfernung von 16 cdi gehalten. Das eine der drei 

 Bandeisen verbindet die, dem Experimentator abgekehrten hinteren Fuß- 

 paare, die beiden andern verlaufen zu beiden Seiten der Verbrennungsröhre 

 und verbinden die korrespondierenden Flanken der beiden rechtwinkligen 

 oberen Einschnitte. Auf diese beiden Bandeisen läßt sich ein rechtwinküg 

 M-förmig gebogener Eisendraht als Auflage für ein recht'^inkUg gebogenes 

 Drahtnetz anbringen. 



Der Diffusionsstöpsel (Fig. 280. Z». 



Er hat eine Länge von 4 cm und besteht aus einer Jenaer Hartglas- 

 röhre von 5 — 6 mm äußerem Durchmesser, die einerseits abgeschmolzen, 

 andrerseits stark verjüngt und ausgezogen ist. Das ausgezogene Ende wird, 

 ohne daß es dabei zur Verschließung des Lumens käme, in der Flamme 

 zu einem Häkchen gebogen, an welchem sich dieser Diffusionsstöpsel aus 

 der Verbrennungsröhre mittelst eines Drahtes leicht herausziehen läßt. Der 

 zylindrische Teil dieses Diffusionsstöpsels ist mit einer einfachen Lage 

 dünnen Platinblechs um-«ickelt. Durch scharfes Erhitzen in der Gebläse- 

 flamme wird dieses Platinblech zum dauernden Haften am Glase gebracht. 

 An das geschlossene Ende schmilzt man eine aus etwa 6 feinen, 1 cm 

 langen Platindrähten gebildete Quaste an. (Siehe Fig. 280, D.) 



83* 



