1318 Fritz Pregl. 



Kupferrolle hinausragen und dadurch beim Gebrauch in das Bereich der 

 Flamme kommen, während das durch Leitung erwärmte Z^^^schenstück 

 die Kondensation von Wasser im Schnabel dauernd verhindern wird. 



Den hinter diesem einfachsten Luftbad befindlichen Anteil des ge- 

 füllten Rohres um^\ickelt man zur Schonung und der gleichmäßigeren Er- 

 hitzung wegen mit einer einfachen Lage feuchten Asbestpapieres , und 

 nach vöUiger Trocknung dieses mit einer einfachen Lage ausgeglühten 

 Eisendrahtnetzes. 



Das weite, hintere Ende des Verbrennungsrohres verschließt man. 

 nachdem man die Ränder in der Flamme hat ablaufen lassen, mit einer 

 bcm langen, ■imni im äußeren Durchmesser betragenden Thermometerröhre 

 (Th). die zu einer Spitze ausgezogen ist, indem man bis etwa in die 

 Mitte dieses Röhrchens ein ringförmiges Stückchen eines passenden Kaut- 

 schukschlauches (B) darüberschiebt. Wie alle Kautschukdichtungen und 

 -Verbindungen, soll auch diese mit einer unwägbaren Spur Glyzerin be- 

 feuchtet werden. 



Für die Ausführung von C-H-Bestimmungen und auch für die X-Be- 

 stimmungen genügt ein gewöhnlicher Tisch (an dem zwei Gashähne für 

 die beiden Brenner zur Verfügung stehen), auf dessen Platte man zum 

 Schutz gegen die strahlende Wärme, aber auch aus Rücksichten der Rein- 

 lichkeit ein Stück glattes Packpapier auf breitet. Hingegen dürfte die Wahl 

 des Raumes, in welchem die Verbrennungen gemacht werden sollen, nicht 

 gleichgültig sein, wenigstens vermeide ich es. solche Bestimmungen im 

 Laboratorium zu einer Zeit zu machen , wo die Luft massenhaft mit Gasen 

 und Dämpfen geschwängert ist. 



Die Reinlichkeit sämtlicher Operationen erlaubt es, die C-H-Bestim- 

 mungen im Wagezimmer auszuführen. Übrigens sind sämthche schwingende 

 Teile der Wage platiniert, also kaum angreifl)ar. 



Die so vorbereitete ^'erbrennungröhre legt man derart in das Ver- 

 brennungsgestell, daß die Kupferrolle darüber hervorragt und gleichzeitig 

 die eine Seitenwand desselben berührt. Die beiden freien Enden des Draht- 

 bügels befinden sich oben, zu beiden Seiten der Röhre, und werden ins 

 Bereich des unter ihrer Füllung befindüchen Flachbrenners hineinragen. 

 Den gefüllten Teil des Rohres innerhalb des Gestelles bedeckt man mit 

 einer Asbest- oder Eternitplatte von 7 cm Länge und 5 cm Breite. Das das 

 hintere Rohrende verschließende Thermometerröhrchen verbindet man mit 

 Hilfe eines mit Glyzerin etwas befeuchteten Gummischlauchstückes mit 

 dem an einem kleinen Eisenstativ hängenden Apparate zum Reinigen und 

 Trocknen des Sauerstoffes und der Luft, indem auch hier Glas an Glas 

 in Berührung kommen, und verbindet diesen Apparat mittelst eines längeren 

 Gummischlauches mit dem Sauerstoffgasometer. Mit einem guten Schrauben- 

 quetschhahn reguliert mau den Sauerstoffstrom so, daß etwa 2 — 3 Blasen 

 (höchstens 41) in der Sekunde den Blasenzäliler passieren. Zum Zwecke 

 des Ausglühens bringt man den Flachbrenner zuerst auf 2 Minuten unter 

 den leeren Teil, dann unter den gefüllten Teil des Rohres. 



