1328 Fritz Pregl. 



man die zweite, eben nicht leuchtende Bunsenflamrae (Bh) unter den 

 Diffusionsstöpsel bringt. Infolge der Ausdehnung der Gase im Innern des 

 Rohres durch die Erwärmung verringert sich die früher beobachtete Xiveau- 

 differenz sehr rasch. Nun läßt man vorsichtig Quecksilber aus dem Gaso- 

 meter austropfen und gestattet dem Sauerstoff wieder Zutritt in einer 

 Geschwindigkeit von 2 Blasen in der Sekunde. Das Austropfen des Queck- 

 silbers wird nun derart geregelt, daß bei der genannten Geschwindigkeit 

 des Sauerstoffstromes dauernd im Innern des ganzen Systemes ein ver- 

 minderter Druck bestehen bleibt, dessen Größe durch eine Niveaudifferenz 

 von 1—2 cm Quecksilber angezeigt wird. Bei flüchtigen Substanzen 

 wird es nicht notwendig sein, die Flamme von dieser Stelle wegzubewe- 

 gen; Naphtalin z. B. kann von dieser Stelle aus völlig zur Verbren- 

 nung gebracht werden, ja, würde man sich dem Schiffchen nähern, so hätte 

 man sicher darauf zu rechnen, daß es nicht nur zu einer Explosion, son- 

 dern sicherlich auch zum Hiaeindestillieren unverbrannten Naphtalins in 

 die Absorptionsapparate käme, wie ich mich durch Erfahrung überzeugen 

 konnte. Sind die ersten Anzeichen einer Veränderung der zu verbrennen- 

 den Substanz im Schiffchen für das Auge deutlich sichtbar eingetreten, 

 wie z. B. Schmelzen. SubUmation oder Bräunung, oder hat die trockene De- 

 stillation begonnen, so wird auch sofort für das Auffangen der das Kalirohr 

 verlassenden Gase in der Weise gesorgt, daß durch Handhabung des 

 unteren Hahnes dauernd im Innern des Quecksilbergasometers der Druck 

 um mindestens 1 — 2cm niedriger ist als der Barometerstand, was sich 

 an der Niveaudifferenz zwischen dem Quecksilber im Gasometer und 

 dem sich daran befindlichen Steigrohr kundgibt. Die Aufrechterhaltung 

 dieser Druckdifferenz gewährleistet Sicherung gegen Undichtigkeiten sämt- 

 licher Kautschukverbindungen und behebt die Mängel, Avelche ihre Ur- 

 sache in zu dichten und zu starken Füllungen der Verbrennungsröhre 

 sowie der Absorptionsapparate haben könnten. Je nach Bedürfnis wird 

 man nun entweder die Bunseuflamme vorzuschieben genötigt sein und stets 

 sein Augenmerk auf die Niveaudifferenz im Quecksilbergasometer haben. 

 So bald Kohlendioxyd in größeren Mengen zur Absorption kommt, ver- 

 größert sich die besagte Niveaudiöerenz oft um mehrere Zentimeter. 

 Durch Zurückführen des beweglichen Brenners und Schheßen des unteren 

 Gasometerhahnes verhindert man auch bei reiclilicher Kohlendioxydabsorp- 

 tion, das heißt nach zu rascher Verbrennung eine allzu große Niveau- 

 differenz und die dadurch bedingte schädhche Geschwindigkeit des Gas- 

 stromes. 



Durch Übung wird man es lernen, und dies ist unbedingt anzu- 

 streben, die Verbrennung der Substanz in solchen Schranken zu halten, 

 daß die Niveaudifferenz keine größeren Schwankungen zeigt, d. h. daß in 

 gleichen Zeiten ungefähr gleichviel Sauerstoff verbraucht und Kohlendioxyd 

 absorbiert wird. Auf jeden Fall ist aber ein Steigen des Druckes 

 im Gasometer über den atmosphärischen zu vermeiden, denn 

 dies würde unbedingt Kohlensäureverluste nach sich ziehen. 



