Die quantitative Mikroelementaranalyse organischer Substanzen. 1329 



Schon jetzt wendet man sein Augenmerk dem Ansatzröhrchen des 

 Chlorcalciumrohres (ch) zu, um zu sehen, ob dort der erste Anflug von 

 kondensiertem Wasser erfolgt ist. Von diesem Moment an bis zur end- 

 lichen Abnahme der Absorptionsapparate nach zu Ende geführter Verbren- 

 nung bedient man sich nun eines kleinen Hilfsmittels, dem ich, wie ich 

 ruhig sagen kann, die Bestimmbarkeit des Wasserstoffes überhaupt ver- 

 danke. Es besteht aus einem 8 mm breiten Eisendrahtnetzstreifen, welcher 

 einmal der Länge nach zusammengelegt und überdies noch reiterförmig 

 umgebogen ist. Durch Hineinhalten dieses Eisenreiters in die eine Flamme 

 und Aufsetzen des erhitzten Reiters auf das Ansatzröhrchen des Chlor- 

 calciumrohres , ohne an den Schlauch anzukommen, vermeidet man das 

 Zurückbleiben von kondensiertem Wasser. Namentlich bei der letzten noch 

 zu beschreibenden Durchleitung von Luft durch das Röhrensystem ist das 

 Aufsetzen des heißen Reiters mindestens 3 — ömal zu wiederholen. Lst man 

 durch \'orrücken des beweglichen Brenners endlich unter das Schiffchen 

 und noch über dieses hinaus bis in die Nähe der Füllung gekommen und 

 sind dabei sämtliche kohhge Anteile der zu verbrennenden Substanz im 

 Sauerstoffstrom verbrannt, so hat man, je nach dem Kohlenstoffgehalt 

 und der Natur des verbrannten Körpers, 5—8 höchstens, 10 Minuten 

 gebraucht. Nun schließt man zuerst den unteren Gasometerhahn, dann, 

 wenn sich die Niveaudifferenz bis auf etwa 1 cm ausgeglichen hat, 

 nimmt man den Schlauch für die Sauerstoffzuleitung vom Blasenzähler 

 (V) ab und schließt endlich den oberen Quecksilbergasometerhahn. Nun 

 trennt man die Verbindung zwischen Kaliröhrchen und Gasometer sowie 

 jene zwischen dem Trockenapparat mit Blasenzähler (U) und dem Ther- 

 mometerröhrchen. Durch Umstellen wird nun der Quecksilbergasometer 

 mit demselben Handgriff, wie wir ihn schon früher für das Kalirohr be- 

 schrieben haben, an das Thermometerröhrchen angeschlossen, wobei wieder 

 durch Festhalten desselben eine Verdrehung oder Verschiebung des Verbren- 

 nungsrohres und der daran angeschlossenen Absorptionsapparate sorgfältig 

 vermieden wird. Nun wird der kapillare Trichter auf das Steigrohr des 

 Quecksilbergasometers aufgesetzt, dessen oberer Hahn geöffnet und durch 

 portionsweises Hineingießen des abgelaufenen Quecksilbers der Gasinhalt des 

 Quecksilbergasometers durch das vorhandene Röhrensystem restlos durch- 

 gedrückt, wozu die Zeit von o bis höchstens 8 Minuten erforderlich ist. 

 Nun stellt man neuerdings den Quecksilbergasometer an das Kalirohr und 

 verbindet ihn mit letzterem, während das Thermometerröhrchen neuerhch 

 mit dem Trockenapparat und Blasenzähler verbunden wird. Durch völliges 

 Öffnen des oberen und teihveises Öffnen des unteren Gasometerhahnes 

 wird trockene und kohlensäurefreie Luft durch das ganze System ge- 

 saugt, wobei man die Geschwindigkeit dieses Luftstromes durch Hand- 

 habung des unteren Gasometerhahne? so reguUert, daß durch den Blasen- 

 zähler 2 — 3 Luftblasen in der Sekunde durchstreichen. Wenn etwas 

 mehr als die Hälfte des im Mikrogasometer enthaltenen Quecksilbers in 

 dieser Weise ausgeflossen ist, wozu ebenfalls eine Zeit von 5 Minuten voll- 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. V. 84 



