1336 



Fritz Pregl. 



Fig. 28P. 



m 





Um daher das wahre ^'-^'o- 

 lumen aus dem abgelesenen zu finden, 

 subtrahiert man davon den 10. Teil, 

 z. B : 



abgelesen .... 0'76 cm'^ 

 der zehnte Teil . . 0076 ,. 

 wahres X-Volumen 



0-684 n;^ 3 



und entsprechend der mathematischen 

 Gepflogenheit bei Zahlenangaben nur 

 die letzte Stelle unsicher zu lassen, 

 wird das wahre X-Yolumen mit drei 

 Dezimalen angegeben und in Rechnung 

 gesetzt. 



Die besprochene Korrektur, wel- 

 che auch durch die Adhäsion der 

 öO'^/oi»^!! Kalilauge an der Glasober- 



Maz 



'Mnz Mikroazotneter. B Kalibirne. 



fläche begründet ist, is^ demnach bei dem Apparat eine Funktion der 

 Mantelfläche jenes Zylinders, den das Gas in der Röhre einnimmt. Man 

 sollte demnach meinen, daß bei Apparaten mit etwas anderem Kaliher auch 



