1348 



Fritz Pregl. 



ly 



M 



Tf 



Fig. 295. messens der betreffenden Plüssigkeit mit einem kleinen 



Pfropfen (Ffj verschlossen. Indem man den Inhalt der 

 Pipette in das Zersetzungsröhrchen teilweise ausfließen 

 läßt, entfernt man den Pfropfen und bringt, mit Hilfe 

 eines lang ausgezogenen Glasröhrchens, konzentrierte 

 Schwefelsäure auf den Grund der Biegmig des seitlichen 

 Schenkels und läßt sie ebenfalls durch die kapillare Spitze 

 dieser Pipette in das Kölbchen auslaufen. Dadurch werden 

 sämtliche bei der Abmessung in dem Apparat befindlich 

 gewesenen Flüssigkeitsanteile in das Kölbchen entleert. 

 Man macht sich dadurch unabhängig von den Messungs- 

 fehlern, welche durch wechselnde Dicke der am (das ad- 

 härierenden Schichte bei verschiedener Viskosität der 

 Objekte bedingt werden. 



Auch bei den beiden Arten der Stickstoffbestimmung 

 empfiehlt es sich für den Anfänger, sich zuerst mit einer 

 reinen Substanz so lange zu beschäftigen, bis eine große 

 Serie von hintereinander ausgeführten Bestimmungen gute 

 Piesultate gegeben hat. Ich empfehle dazu wieder reines 

 Leuzin, bei dem man mit Leichtigkeit, selbst bei Ver- 

 wendung von nur 4 oder 5 mg, mit der Theorie (10*69Vo ^) 

 bis auf wenige Hundertstelprozente übereinstimmende 

 Werte erhalten wird. Und im Ernstfalle greife man immer 

 wieder darauf zurück, um damit die Apparate, Reagenzien 

 und die eigene Übung zu prüfen. 



Anmerkung. (Jbwohl ich über keinen hierauf be- 

 züglichen Versuch verfüge, möchte ich hier der Meinung 

 Raum geben, dali auf Grund der im früheren erwiesenen 

 genauen Bestimmbarkeit kleiner Ammoniakmengen durch 

 Destillation und Titration die Möglichkeit gegeben ist, 

 den Phosphor in kleinen Mengen organischer Substanzen 

 zu bestimmen. Der Weg wäre folgender : 



Nach ^'erbrennung einiger Milligramm gewogener 

 Substanz auf ..nassem Wege" fällt man die stark salpeter- 

 säurehaltige Flüssigkeit mit Ammoniummolybdat, wäscht 

 den Niederschlag an der Handzentrifuge, spült ihn in ein Zersetzungskölbchen 

 und bestimmt darin das Ammoniak im Sinne der vorstehenden Vorschrift. 



Präzisions- Auswasch- 

 pipette (2,3 nat. Größe). 

 M Kingraarke. 

 S Seitenschenkel. 

 Pf Pfröpfchen. 



Einige Beleganalysen. 



«; illteren Datums und mit der älteren F(irm der Absorptiousapparate 



ausgeführt. 



Naphtalin 11-69 w.f/ : 6-66 H„ 0. 40-10 CO., = 6-38»/o H, <)3-557o C gef. 



8-11 .. : 4-73 "., 27-83 .,"= 6-53'' „ „ 93-59« „ -, •, 



6-297o „ 93-7l7o „ lier. 



Cholesterin 12-14 „ : 13-22 ., 37-32 ., = 12-187o ., 83-887o „ gef. 



11-94 „ : 13-0() „ .36-61 „ = 12-24« '„ ., 83-63« o „ „ 



