1358 J.Traube. 



Außer von der Natur des betreffenden Stoffes und der Faser (Pa- 

 pier, Leinen, Wolle, Seidenzeug etc.) hängt die Aufstieghöhe noch von ver- 

 schiedenen Umständen ab: 



a) Die Eintauchzone des Papierstreifens in die Flüssigkeit darf nicht 

 zu gering sein, wenn Konstanz der Aufstieghöhe erzielt werden soll. Sie 

 muß mindestens 2 cm betragen. 



b) Die Aufstieghöhe wächst mit der Zeitdauer des Eintauchens. Nach 

 Wo. Ostwald ^) gilt die Gleichung S^Kt"", wo S die Aufstieghöhe und 

 t die Zeit darstellt, während K und m Konstanten sind. 



c) Die Aufstieghöhe wächst im allgemeinen mit Zunahme der Kon- 

 zentration der Lösung. 



d) Mit Erhöhung der Temperatur findet meist eine Erniedrigung der 

 Aufstieghöhe statt. 



Es ist auch nicht gleichgültig, ob der Papierstreifen vorher feucht 

 oder trocken war, und ob der äußere Luftzug durch Anwendung einer 

 Deckglocke ferngehalten wird oder nicht. Aus alledem folgt, daß man, um 

 vergleichbare Ergebnisse zu erlangen, stets unter denselben äußeren Um- 

 ständen arbeitet. 



Über die Ergebnisse, welche nach dieser zwar rohen, aber biologisch 

 in verschiedener Hinsicht wichtigen Methode gewonnen sind, bei Unter- 

 suchungen von Farbstofflösungen, Harnen, Milch, Butter, Pflanzensäften etc., 

 vgl. Goppelsroeder, Pelet-Jolwet. 1. c. und die übrige, daselbst angegebene 

 Literatur. 



II. Kapillaranalytische Methoden von J. Traube. 



Während Gojjpelsroeders wesentlich qualitative Methode auf Erschei- 

 nungen der Kapillarität und Adsorption beruht, fußen die kapillaranaly- 

 tischen Arbeiten des Verfassers dieses Kapitels lediglich auf Messungen 

 der Oberflächenspannung. 



Im Prinzip sind daher alle diejenigen Methoden zur Messung der 

 Oberflächenspannung verwendbar, welche in den physikalischen Lehrbüchern 

 abgehandelt werden. Es hat sich indessen gezeigt, daß die vom ^>rfasser 

 ausgebildete und in die biologische Praxis eingeführte Tropfmethode für 

 biologische Zwecke allen anderen Methoden weitaus überlegen ist, und 

 sollen daher die für diesen Zweck hergestellten Apparate: das Stalagmo- 

 meter und das Viskostagonometer, in erster Linie beschrieben werden 

 und im Anschluß daran das Kapillarimeter, lediglich nur deshalb, weil 

 dieses die alte Idassische Apparatur der Oberflächenspannungsmessungen 

 darstellt und eine Kontrolle der Genauigkeit stalagmometrischer Messun- 

 gen ermöglicht. 



Das Stalagmometer. 



Wenn man an einer sehr sauber gehaltenen kreisförmigen Fläche 

 von 6 — 8 mm Durchmesser bei langsamem Ausflusse Tropfen sich bilden 



') Wo. Ostwald, Koll. Zeitschr. II. Suppl. S. 20. 1908. 



