Kapillaraualyse. 1359 



läßt, SO werden dieselben außerordentlich gleichmäßig, und da der Tropfen 

 einer Flüssigkeit ein Maß ihrer Oberflächenspannung ist, so kann man mit 

 Hilfe eines geeigneten Tropfapparates diese Konstante mit großer Genauig- 

 keit bestimmen (vgl. auch Kohlrausch, Prakt. Phys.). 



Die Tropfenvolumina zweier FKissigkeiten verhalten sich direkt wie 

 die Steighöhen im kapillaren Rohre. Wählt man als Xornialflüssigkeit das 

 Wasser, so kann man, da dessen Konstanten der Oberflächenspannung ge- 

 nau bekannt sind, leicht aus dem Tropfenvolumen die Oberflächenspannung 

 auch im absoluten ^laße bestimmen. 



Bei dem als Stalagmometer bezeichneten einfachen Tropfapparate 

 bestimmt man nun nicht das Tropfenvolumen, sondern die reziproke Größe, 

 d. i. die Anzahl der in einem bestimmten Volumen enthaltenen Tropfen, 

 1. für die betreffende Flüssigkeit, 2. für Wasser. Das Verhältnis dieser 

 Tropfenzahlen steht demgemäß im umgekehrten Verhältnis zu den 

 relativen Steighöhen im kapillaren Rohre. Fig. 298. 



Der Apparat besteht im wesenthchen aus einer durch zwei 

 Marken a und b abgegrenzten Kugel, einer Kapillarröhre c, welche 

 das Abtropfen verlangsamt, sowie einer sorgfältig abgeschliffenen 

 Abtropffläche d. Oberhalb und unterhalb der beiden Hauptmarken a 

 und h befindet sich noch eine kleine Skala, welche Bruchteile eines 

 Tropfens abzulesen gestattet. 



Bei Benutzung des Apparates sorgt man vor allem für völhge 

 Reinheit der Abtropffläche. Dieselbe wird nie mit dem Finger be- ( | 

 rührt und von Zeit zu Zeit mit einem heißen Gemisch von Kalium- |f 

 bichromat und konzentrierter Schwefelsäure oder auch bei Unter- ^ ^ 



suchung eiweißhaltiger Flüssigkeiten mittelst Kahlauge und nach- 

 her Säure gereinigt. 



Die Flüssigkeit wird alsdann am besten mit Hilfe der 

 Wasserstrahlpumpe oder auch mit Hilfe eines Gummiballs ange- 

 sogen, und man zählt nun nach Feststellung der Temperatur die Zahl der 

 Tropfen für die betreffende Flüssigkeit, nachdem zunächst der Apparat bei 

 derselben Temperatur für Wasser geeicht worden ist. 



Man achtet darauf, daß sich allerhöchstens 20 Tropfen in der Minute 

 loslösen: ist der Abfluß schneller, so kann man allenfalls durch Auflegen 

 des Fingers eine V^erlangsamung des Abtropfens herbeiführen. Richtiger 

 ist es aber in diesem Falle, ein anderes Stalagmometer zu verwenden, und 

 werden aus diesem Grunde verschieden schnell tropfende Stalagmometer 

 in einem Satze zu 3 Stück von der Firma G. Gerhardt in Bonn geliefert. 

 Die grade Form HI läßt ein schnelleres Abtropfen zu wie die beiden an- 

 deren Formen I und H und dient zur Untersuchung zäher Flüssigkeiten. 

 Die Formen I und H unterscheiden sich nur durch die verschiedene Größe 

 des kugelförmigen Volumens. 



Erschütterungen im Zimmer, welche ein zu schnelles Loslösen des 

 Tropfens hervorrufen können, sind zu vermeiden, ebenso achte man stets 

 darauf, daß die Abtropffläche völlig vom Tropfen benetzt wird, und daß 



