1360 J- Traube. 



keine Luftblase in demselben enthalten ist. Werden diese leicht zu befol- 

 genden Vorsichtsmaßregeln beachtet, so kann, wenn man mit Hilfe der 

 kleinen Skala noch Zehnteltropfen abschätzt, bei zwei wiederholten Versuchen 

 mit derselben Flüssigkeit leicht eine Genauigkeit bis auf O'Oö Tropfen erzielt 

 werden. Da ein Tropfen nur ausnahmsweise in dem Augenbhck abtropfen 

 Avird, wo die Flüssigkeit bei der oberen Marke a angelangt ist, so liest 

 man die Anzahl Teilstriche ab oberhalb und unterhalb von Marke a und 

 ebenso am Schlüsse des Versuches oberhalb und unterhalb von h, welche 

 dem ersten beziehungsweise letzten Tropfen entsprechen. Angenommen 

 "20 Teilstriche entsprächen 1 Tropfen, davon hätten sich 8 oberhalb und 

 12 unterhalb von Marke a befunden, so würde der gefundenen Tropfen- 

 zahl ^-'.2(i =0"6 Tropfen hinzuzuaddieren sein. 



Die Temperatur hat keinen großen Einfluß auf die Tropfenzahl. Eine 

 Steigerung der Zimmertemperatur um 5° vermehrt die Tropfenzahl von 

 100 Wassertropfen nur um etwa 1, 2 Tropfen. Danach ist die Temperatur- 

 korrektion leicht zu berechnen. Für eine bestimmte Temperatur (meist für 

 20°) ist die Tropfenzahl für Wasser bestimmt worden und auf dem x4ppa- 

 rate eingraviert. 



Ist Z die Tropfenzahl für die zu untersuchende Flüssigkeit und Zw 

 die Tropfenzahl für Wasser, so ist der Quotient 100.Z:Z^, die Tropfen- 

 zahl für die Flüssigkeit bezogen auf ein Normalstalagmometer, welches 

 100 Normalwassertropfen bei 15° ergibt. Diese Größe , d. h. die Anzahl 

 Xormaltropfen. ist es, welch*^ für biologische und medizinische Zwecke zu 

 berechnen ist. Will man, vJ^äs aber nicht erforderUch ist, die eigenthche 

 Konstante der Oberflächenspannung v berechnen (vgl. ,/. Trauhes Grund- 

 riß der physikalischen Chemie bei Encke, Stuttgart 1904, S. 146), so ist 



Zw 



zu setzen bei 15" v = 71ö8-4s. -^ Ergs., wenn s das spezifische Gewicht 



der betreffenden Flüssigkeit bei 15° bedeutet. Für biologische und medi- 

 zinische Zwecke genügt indessen fast immer die Angabe der relativen 

 Tropfenzahlen von Wasser und der betreffenden Flüssigkeit. 



Tropfenzählapparat. 



Da, wenn man zahlreiche Bestimmungen vorzunehmen hat, das Tropfen- 

 zählen eine etwas langweilige Beschäftigung ist. und man sich auch hin 

 und wieder beim Zählen irren kann, so wurde von der Firma C. Gerhardt 

 ein automatischer Zählapparat hergestellt, welcher zuverlässig arbeitet. 



Man läßt den Tropfen auf die Mitte einer Zelluloidplatte fallen. Hier- 

 durch wird mit Hilfe eines Quecksilberkontaktes ein durch zwei hinter- 

 einander geschaltete Trockenelemente gespeister Stromkreis geschlossen 

 und mit Hilfe eines Elektromagneten der Zahn eines Zeigerwerkes derart 

 in Bewegung gesetzt, daß bei jedem auffallenden Tropfen der Zeiger um 

 einen Zahn weiterrückt. Mit Hilfe eines Stiftes, welcher in entsprechende 

 Öffnungen der Zeigerskala eingesetzt werden kann, sorgt man dafür, daß 



