Kapillaraiialyse. 



laei 



Fig. 299. 



durch den vorrückenden Zeiger im gewünschten Augenblicke ein Strom- 

 schluß herbeigeführt wird, welcher ein Klingelwerk in Tätigkeit setzt, da- 

 mit der Beobachter vor Schluß des Versuches am Apparate erscheint. 



Ein Unterbrecher an der Außenseite des Verschlußkastens des Appa- 

 rates ermöglicht es, den Strom im gegebenen Moment, nachdem man die 

 Bruchteile des ersten Tropfens abge- 

 lesen hat, einzuschalten und vor dem 

 letzten Tropfen wieder auszuschalten. 



Der Apparat führt zu guten 

 Ergebnissen, wenn man Sorge trägt, 

 daß der auffallende Tropfen aus der 

 richtigen Höhe möglichst auf die 

 Mitte der Zelluloidplatte herabfällt, 

 und wenn man ferner die Quecksilber- 

 menge, welche den Kontakt herbei- 

 führt so abmißt, oder den Kontakt- 

 stift so einschraubt, daß jeder fallen- 

 der Tropfen nur einmal und nicht 

 etwa zweimal den Kontakt herbei- 

 führt. Bei geringer Übung wird man in bezug auf die Einstellung leicht 

 die nötige Sicherheit erlangen. 



Das Viskostagonometer. 



Das Viskostagonometer {C. Gerhardt in Bonn) dient zur Bestimmung 

 der Konstante der Oberflächenspannung und derjenigen der inneren 

 Reibung. 



In bozug auf die Konstante der Oberflächenspannung ist 

 dieser Apparat dem Stalagraometer namentlich dann vorzuziehen, 

 wenn nur sehr kleine Flüssigkeitsmengen zur Verfügung stehen; 

 denn man kann mit Hilfe des Viskostagonometers die Oberflächen- 

 spannung und auch die innere Reibung noch sehr genau be- 

 stimmen, wenn man auch nur zwei bis drei Tropfen etwa eines 

 Serums ziu- Verfügung hat. Die Genauigkeit der Bestimmung ist 

 ebenso groß wie diejenige mit Hilfe des Stalagmometers und eine 

 Bestimmung jeder der beiden Konstanten dauert nur 3 — 4 Mi- 

 nuten. 



Das Viskostagonometer besteht im wesenthchen aus einer 

 geteilten Skalenröhre «, welche unten in eine engere Kapillar- 

 röhre h ausläuft, die wiederum in der Alitropffläche c endigt. 



:Mit Hilfe der Pumpe wird der Apparat gefüllt und man 

 bestimmt hier direkt die Zahl der Skalenstriche, welche einem oder 

 mehreren Tropfen, 1. der Flüssigkeit, 2. des Wassers entsprechen. 

 Dieses Verhältnis ist direkt proportional dem Verhältnis der 

 kapillaren Steighöhen. Damit man beim Herabfallen des ersten Tropfens 

 gleichzeitig den fallenden Tropfen beobachten und den entsprechenden 



Fig. 300. 



«k^- 



Abderhal den , Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. V. 



86 



