1362 



J. Traube. 



Teilstrich am oberen Teile der Skalenröhre ablesen kann, wird ein Stativ 

 beigegeben mit zwei rechtwinklig zueinander stehenden Spiegeln, welche 

 das Bild des fallenden Tropfens im oberen Spiegel widerspiegeln. Man 

 sieht hierbei scharf auf die Skala und erkennt, indem man ein wenig nach 

 dem Spiegel hinschielt, leicht die Reflexe des fallenden Tropfens. 



Soll die Eeibungskonstante festgestellt werden, so bestimmt man für 

 die betreffende Flüssigkeit some für Wasser bei der gleichen Temperatur 

 die Ausflußzeit vom Teilstrich — 400 oder 500. Das Verhältnis der Aus- 

 flußzeiten ist dann gleich der spezifischen Zähigkeit. Da die Reibung von 

 der Temperatur mehr beeinflußt wird als die Oberflächenspannung, so 

 empfiehlt es sich, für sehr genaue Messungen die Skalenröhre mit einem 

 Mantel nach Art des Lie^i^schen Kühlers nebst Thermometer zu versehen. 

 Indessen im allgemeinen wird mau von der Beschaffung dieses Mantels 

 absehen können. 



Das Kapillarimeter. 



Das Kapillarimeter (C. Gerhardt) besteht aus einem kapillaren Rohre 

 und einer Skala aus Milchglas, sowie einem Stativ, welches mit einer Fein- 

 stellschraube versehen ist, die die genaue Einstellung der unteren Spitzen 

 der Skala auf die Flüssigkeitsoberfläche gestattet. Diese Spitzen entsprechen 



dem Kullpunkt der in halbe Millimeter ge- 

 Fig- 301. teilten Skala. Bei den \'ersuchen wird so 



verfahren, daß man zunächst die Röhre stets 

 absolut rein erhält. Das geschieht in der 

 Weise, daß die Röhre von Zeit zu Zeit mit 

 konzentrierter Salpetersäure gereinigt wird, 

 sowie nach jeder Beobachtung durch Auf- 

 saugen von Wasser und Alkohol (nicht 

 Äther). Man verfährt hierl^ei so, daß man 

 nach Füllung mit der Flüssigkeit beim 

 Trocknen der Röhre dieselbe mit der Pumpe 

 verbindet und gleichzeitig das andere 

 Röhrenende mit einer mit Schwefelsäure 

 gefüllten Flasche. Damit hierbei kein Staub 

 in die Röhre gelangt, lüftet man nach er- 

 folgtem Trocknen zunächst stets das an der 

 Pumpe befindliche Röhrenende. Es wird 

 auch dafür gesorgt . daß bei der Füllung 

 mit Alkohol oder Salpetersäure die Flüssig- 

 keit nicht etwa in den mit der Röhre verbundenen schwarzen Kautschuk- 

 schlauch eintritt und durch gelöste oder zersetzte Kautschuksubstanz die 

 Röhre verunreinigt wird. Sorgt mau in dieser Weise für die Reinhaltung der 

 Röhre, so kann dieselbe jahrelang benutzt werden. Die gereinigte und ge- 

 trocknete Röhre wird nun nebst ihrer Skala möglichst vertikal in das Stativ 

 eingespannt und nun die Stativschraube so gedreht, daß die unteren Spitzen 



