Das lobende Tiermatcrial für biocliemische Untersuchungen. 



5H 



Um eine fortdauernde Ke^istrieruiiij;' der Lichtintensitäteii zu er- 

 reichen, werden liclitempfiiidliehe Papiere auf üluwerlitrommeln aufge- 

 spannt, die je nach dem näheren Zwecke eine verschiedene Einrichtung 

 erfahren haben. Die Manipuhition des Aufspannens erfolgt jedenfalls in der 

 Dunkelkammer hei rotem liichte. 



Der Registrierapparat von Samec und Jencic i) besteht aus einem 

 lichtdichten Holzkasten, einem Metalldeckel zu diesem, einem Uhrwerk 

 (Fig. 45) und dem lichtempfindlichen Papier (x), das durch das Laufwerk 

 an einer im Metalldeckel ausgelassenen 2 cm breiten Öffnung vorüberge- 

 führt wird. Das Uhrwerk mit Ankergang treibt eine Achse, auf welcher 

 eine in 300 Teile geteilte Scheibe (r = 2"5 cm) steckt. Diese trägt beim 



Fig. 45. 



Teilstrich einen 0'15 cm langen, vorspringenden Zapfen / und einen 

 auf der Scheibenachse beliebig verstellbaren, in einen Zapfen auslaufen- 

 den Zeiger //. Die Umlaufszeit der Scheibe beträgt zirka 5 Minuten und 

 könnte bei Bedarf durch Beeinflussung der Uhrunruhe (v) variiert werden. 

 Bei der Rotation der geteilten Scheibe wii-d durch den Zapfen / ein 

 Anker (n) ausgelöst, der durch eine Feder (o) gegen ein vierzahniges 

 ^ahni'ad (pj gedrückt wird. Jetzt rotiert dieses, getrieben durch eine im 

 Gehäuse untergebrachte Feder samt der mit ihm auf der gleichen Achse 

 sitzenden Trommel (r) um 90° und schiebt dabei das in die Trommel ein- 

 geklemmte lichtempfindliche Papier um ehi bestimmtes Maß (in unserem 

 Falle um 25 cm) fort, wodurch dieses exponiert wird. Das Papier bleibt 



*) 3/. Samec und A. Jencic, Über ein selbstregistrierendes Photometer. Sitzungs- 

 bericht Akad. Wissensch. Wien. CXIX. Abt. IIa. Mathemat.-naturnissenschaftl. Klasse. 

 S. 1571. 2 Taf. 1910. Der Universitätsmechaniker L. Castagna in Wien fertigt diesen 

 Apparat an. 



