54 



Ilaiis rrzibiam. 



Fig. 46. 



SO laiiiic dem l.'wht aus^^-c.-^etzt, bis der willkiii'Iich vorstellbarc /eifjer // 

 den Anker zum zweiten Male auslöst und das l'apier um die gleiche Strecke 

 fortzieht. l>ie pApositionszeit beträfet je nach der Einstellung 3 Sekunden 

 bis f) Minuten. Die nun frcij^ewordenc l'apierfläche bleibt so lan«^e in Kulic 

 bis wieder der /ai)ten I den Anker auslöst, also: Umlaufszeit der Scheibe 

 wenij^er der Expositionszeit. Die Umdrehunjjsj^eschwindif^keit der Trommel 

 beträgt zirka 1 Stinide, so daTi sich das lichtempfindliche Papier bei jedem 

 Sprunge nur 0-20 Sekunden in Bewegung b(^lindet. Sol)ald das l'apier ein- 

 geführt ist. wird der Deckel aufgesetzt, das Uhrwerk mittelst festen Schlüssels 

 (A) aufgezogen und in (Jang gesetzt. 



Der Papierstreifen zeigt nach der Exposition zweierlei belichtete Fel- 

 der, die durch unbelichtete schmale Streifen voneinander getrennt sind. 

 Die während fast ö Minuten langen Exposition.szwischenzeiten bekommen 

 bei hoher Lichtintensität so starke Schwärzung, daii Unterschiede der 

 Helligkeit nicht mehr zu unterscheiden sind, umgekehrt werden bei ge- 

 ringen Intensitäten die wäh- 

 rend kürzerer Expositions- 

 dauei- belichteten Felder zu 

 wenig beeinflußt sein. DieVer- 

 gleichung der Schwärzungs- 

 intensitäten, ebenso wie die 

 Berechnung der Lichtintensi- 

 täten geschieht mit Hilfe des 

 Wiesnerschen Apparates. 



Andere Gesichtspunkte 

 haben mich bei der Kon- 

 struktion meines ..Phänogra- 

 pheu" 1) geleitet. Es hat sich 

 mir darum gehandelt, erstens 

 eine ganz kontiiuiierliche Re- 

 gistrierung der Lichtstärke, 

 zweitens eine automatische 

 Summierung der an den auf- 

 einanderfolgenden Tagen zu gleicher Tageszeit angetroffenen Intensitäten, 

 endlich drittens eine als Kurve ablesbare Tönung zu erreichen. 



Der Phänograph fFig. 4fi, i mit aufgesetztem, 7/ mit abgenommenem 

 Sturze) besteht aus einer mittelst I'hrwerk in 24 Stunden einmal um ihre 

 Vertikalachse rotierenden Trommel (aj^ aus einem nicht mitrotierenden 

 Untersatz (h) und aus einem lichtdicht in den kreisförmigen Rand des 

 Untersatzes einschraubbaren zylindrischen Sturz fc). Der letztere trägt an 

 einer Seite seiner Höhe noch einen Schlitz fd), welcher durch zwei gegen- 



'i Die ausführliche Beschreibung dieses .\pparate8, den ich im Jahre 1910 kon- 

 struieren ließ, wird in der Zeitschrift für Biologische Technik und Methodik erfolgen. 

 Die Herstellung der Phänographen besorgte der Mechaniker U.Dümler, Wien, IX., Schwarz- 

 spanierstraße. 



