Das lebende Tiermaterial für bioclicmisclie Untersuchungen. 55 



einander verschiebbare und mit Schrauben (e) festzustellende keilförmige 

 Scliuoiden (f) verengert l)is ganz geschlossen worden kann. Wird die 

 Trommel in der Dunkelkammer bei rotem Lichte mit lichtomptindlichera 

 Papier (g) überspannt, welches mittelst einer Feder (h) festgehalten wird 

 und der Apparat durch Drehung eines Knopfes (i) aufgezogen, mit dem 

 Sturze bedeckt und an das Licht gestellt, so entscheidet die Linstellung 

 dieser Schneiden, wie lange jeder Vertikalstreifen des Papieres der Be- 

 lichtung ausgesetzt bleibt. Ist der Umfang der Trommel mit 24 cm ange- 

 fertigt ((iraduierung in Millimeter bei Ä-), so wird bei einer Spaltweite von 

 1cm das Papier eine Stunde lang der Belichtung zugänglich bleiben: wird 

 der Spalt auf 1 mm verengt, so wird bei dieser Einstellung jede Papier- 

 stelle bloß Vio Stunde gleich 6 Minuten der Belichtung zugänglich sein. 



Um die Belichtungsintensität einer Woche zu erhalten, ist das Uhr- 

 werk mit Ttägiger Ablaufsdauer konstruiert ; da aber in einem Tage be- 

 reits jeder Teil des Papieres einmal den Spalt passiert hat, so wird nun 

 jedesmal zu gleicher Tagesstunde derselbe Streifen abermals der Belich- 

 tung zugänglich, so daß.sich die Schwärzung der lichtempfindlichen Schichte 

 summiert. 



Um den Dui'chschnitt der Belichtung für eine bestimmte Tageszeit 

 während einer Woche zu erhalten, wird vor den Schlitz in ein an dem 

 Sturze befestigten Rähmchen (l) ein Lichtschirm (m) eingeschoben, der in 

 seinem oberen Teile mit einem Visierwinkel, in seinem unteren mit sieben 

 horizontal übereinander liegenden Abschnitten versehen ist. Der oberste 

 Abschnitt ist leer, so daß er die gesamte Lichtintensität durchläßt, der 

 zweite mit einem Blättchen eines dünnen Papieres überklebt, das V? der 

 Lichtintensität zurückbehält, der dritte mit zwei solchen Blättchen usf., bis 

 der sechste ^/^ zurückbehält. Die Schwärzung unter diesem Schirmteile zeigt 

 dann den Durchschnitt der Lichtintensität zu jeder Stunde der Woche an. 



Die \'erbindung der Stellen eben merklicher Schwärzung ergibt eine 

 Kurve, deren tiefster Punkt die höchste Lichtintensität (also gewöhiihch 

 zu Mittag), deren höchste Punkte die geringste Lichtintensität (Mitter- 

 nacht) bezeichnen. 



Zur Bestimmung der absoluten Lichtintensitäten dienen unbelichtete 

 Stücke des zur Trommelspannung verwendeten photographischen Papieres, 

 welche unter dem Lichtschirmchen der Einwirkung eines Lichtes bestimmter 

 Kerzenstärke in gemessener Distanz ausgesetzt werden. Sowohl diese Kon- 

 trollpapiere als auch die Registrierstreifen lassen sich auf dem gewöhn- 

 lichen photographischen Wege fixieren (z. B. mit Natron). 



Große Schwierigkeiten bietet es, wenn eine bestimmte Farbqualität 

 in einer mit einer anderen Farbe vergleichbaren Intensität zur Anwen- 

 dung gebracht werden soll. 



Mittel, um überhaupt färbiges oder auch annähernd Licht einer 

 Wellenlänge einwirken zu lassen, sind folgende: 

 a) Färbige Flammen: Bogenlampen mit verschiedenen Farbkohlen: Xatrium- 

 f lamme für gelb (k — 0-59 5;.), Lithium rot (X = 0-67 und 0-61), 



