5|^ Hiiiis l'r/ i li r.i in. 



Zur Erz('iip:nn^' von rilniviolrttlicht dient das Ilcraoiislicht, welches 

 von elcktiischeni Gleichstroni ^'ospeist wird (zu beziehen durch Westing- 

 liouse-Cooper-Hewitt-Gesellsehatt. I')erlin S\V.). 



8. Wärme. 



Die Temperatur hat neben der Feuchtiirkeit auf l)iolo<^ische Prozesse 

 den grötUen Kintliil.l. Es ist daher besonders wichtig, diesen Faktor in 

 unsere ^VilIk^ir zu bekommen. 



Als ^Värme(|nellen dienen nel)en der Sonneiiwiirme, welche einer Re- 

 gulation schwer zugänglich ist. künstliche Heizungen, die mit Kohle, Koks, 

 Leuchtgas oder Elektrizität betrieben werden. 



Handelt es sich um kleine IJäume bis zu der (Iröße von Schlanken, 

 so bieten die zwei letztgenannten Heizmittel den ökonomischesten und be- 

 (juemsten Betrieb. Die im Handel erhältlichen ., Thermostaten "0 bestehen 

 aus Kästen, welche einen sehr gut isolierenden Mantel haben und vom 

 Boden her geheizt werden. Diese Heizung wird sowohl bei der Gas- als 

 auch bei der elektrischen Feuerung derart reguliert, dal'i bei Erreichung 

 einer bestimmten Tempei'atur der weitere Zufluß an Leuchtgas, respektive 

 elektrischer Kraft sistiert wird. E'S geschieht dies i)ei den meisten Thermo- 

 staten durch das Steigen einer Quecksilbersäule, welche das Gas drosselt, 

 respektive einen elektrischen Keleekontakt ausschaltet. 



Zur Einstellung und Kontrollierung der Temperatur benützt man 

 Quecksilberthermometer (mit der lOüteiligen Gradskala nach Celsius), welche 

 selbst wieder mit geaichten ..Normalthermometern'' verglichen sein sollen, 

 denn Abweichungen um ein Grad sind bei der gewöhnlichen Handelsware 

 keine Seltenheit. Für die meisten biologischen Zwecke genügt Einteilung 

 in Grade oder halbe Grade, für , genaue Messungen sind in Zehntel ge- 

 teilte Normalthermometer zu verwenden. Die Skala des Thermometers soll 

 deutlich lesbar sein und die Gestalt des Instrumentes derart, daß nicht 

 Spiegelungen den Stand des Quecksilbers unklar erscheinen lassen. 



Zur Registrierung der Temperaturen finden „Thermographen" Ver- 

 wendung, die ganz analog den Hygro- und Barographen konstruiert sind 

 und von denselben Firmen wie diese bezogen werden können. Ihre Ein- 

 stellung geschieht nach dem Normalthermometer, indem die Stellschraube 

 iFig. 50*S) so lange mittelst Schlüssels gedreht wird, bis die Feder auf 

 dem mit dem Normalthermometer übereinstimmenden Grade des Ilegistrier- 

 papierstreifens zu stehen kommt. Beim Bezüge des Apparates sind die 

 Temperaturintervalle, für welche er gelten soll, anzugeben und auch dem- 

 entsprechend die Papierstreifen zu bestellen. 



Bei hohen Temperaturen muß wegen des raschen Austrocknens die 

 Kopiertinte in der Schreibfedei- öfters nachgefüllt werden. 



*) In den Handlungen für elektri»-medizinische .Vpparate sind diese Vorrichtungen 

 erhältlich. 



