Das lolioiiilo 'rioniiatorial für liioclieinischo rntiTsiicliiingen. 



63 



Fig. 56. 



Motor 



<lio beiden stroniführondon Klcininen ihei .s- isoliert) stromlos werden, und 

 der Vcjitilator l)l('il)t stellen. 



Sobald die gewünschte Temperatur wieder durch die Heizung erreicht 

 wird, schlieft sich infolge Ausdehnung des Quecksilbers und der über 

 diesem im Kolben eingeschlossenen Luft. Kniporhel)ung der Kugel und 

 des Stiftes und Wiederherstellung des Kontaktes durch die Ausdehnung 

 der Feder der Sti'om und die \entilation entfernt die überhitzte Luft. 



Zur Herabsetzung der Tempeiatur dienen ferner VVasserdurchläufe 

 (Fig. 54, die l'feile geben die Richtung des Durchlaufes an) mit analogen 

 Temperatoren (a), wie sie für Wärmeleitungen erzeugt werden {Schnitze, 

 Charlottenburg: bei Be- 

 stellung maximaler Was- 

 serleitungsdruck und ge- 

 wünschte Temperaturgra- 

 de angeben\ endlich Käl- 

 temaschinen, die wir gleich 

 bei Gelegenheit der Käl- 

 tekammern besprechen 

 werden. 



Ebenso wie wir 

 Wärmegrade konstant hal- 

 ten können, die über der 

 AulJentemperatur oder 

 doch nur im Hochsommer 

 unter derselben sich be- 

 wegen, müssen wir auch 

 trachten, tiefere Tempera- 

 turen jederzeit willkürlich 

 herzusteUen und konstant 

 zu halten. 



In primitiver Weise 

 hat man dies durch Ein- 

 stellen der Behälter in 

 fliel.'iendes Wasser oder 



Eis zu erreichen gesucht: doch sind die Fehlergrenzen, besonders da die 

 Temperatur des Leitungswassers mit der Jahreszeit zu schwanken pflegt 

 und die Öffnung eines Eiskastens bereits warme Luft in verhältnismäßig 

 großer Menge eindringen läßt, sehr weite. 



Erst mittelst der mit motorischer Kraft getriebenen Kältemaschinen 

 gelingt es, ganz entsprechend den Wärmekammern auch Kältekammern 

 (Fig. 55, Schema i herzustellen. Es empfiehlt sich zur Vermeidung von 

 schädUchen Dämpfen, als Kältegenerator nicht eine mit Ammoniak oder 

 schwefliger Säure, sondern mit Kohlensäure betriebene Kältemaschine 

 (Kompressor) zu verwenden (wie solche beispielsweise von Riedinger in 

 Augsburg hergestellt werden). Als Kälteausstrahlungsrohi'e dienen Rippen- 



