0(j-> M;i\ K lostoriiiM IUI. 



Die lieohiichtmif^srolin' sind ans Mcssiii-i odci- (Jlas gefertigt: ihr 

 \('r<(liliir. an boidcn Kii(l«'ii wird durch runde (dasplatton. sof^euauiito 

 Dcck^lasclicn. howirkt. Kcst^ehaitou wcnh'U die Dcck^iiischcn entweder 

 durch ant/nsetzende S( liratd)onk.ipsehi oder durch federnde Kapsehi. welche 

 iilx'r <las Rohr i;vscii()l)en und von den Federn festi^ehaiten wenh'U. 



Die llohre uiüssen i:ut i^ereinit^t und getrocknet sein. Die Reinigung 

 geschieht zweckniäliig (hirch wiederholtes AusspühMi mit Wasser und Nach- 

 stoßen eines trockenen Pfropfens aus Papier oder entfetteter Watte mittels 

 eines Holzstahes. Die Deckgläser müssen i)lank geputzt sein und dürfen 

 keine fehlerhaften Stellen oder Schi-ammen zeigen. Ueim Füllen des Kohres 

 ist seine Erwärmung durch die Hand zu vermeiden. Man falit deshali) das 

 unten geschlossene Kohr am oberen Teile nur mit zwei Fingern an, gießt 

 es so voll, daß die Flüssigkeitskuppe die obere Off nun,«'; überragt, wartet 

 kurze Zeit, um etwa entstandenen Luftblasen Zeit zum Aufsteigen zu 

 lassen — was durch sanftes Aufstoßen des senkrecht gehaltenen Rohres 

 l)eschleunigt wird . und schiebt das Deckgläschen von der Seite in wag- 

 rechter Richtung über die (')ffnung des Rohres. Das Aufschieben muß so 

 schnell und sorgfältig ausgeführt werden, daß unter dem Deckgläschen 

 keine Luftblase entstehen kann. Ist das fberschieben das erstemal nicht 

 befriedigend ausgefallen . so muß es wiederholt werden . nachdem man das 

 Deckgiäschen wieder geputzt und getrocknet und die Kuppe der Zucker- 

 lösung an der ^lündung des liohres durch Hinzufügen einiger Tropfen 

 der Flüssigkeit wiederhei'gestellt hat. Nach dem Aufschieben des Deck- 

 gläschens wird das Rohr mit der Kapsel verschlossen. Erfolgt der ^'er- 

 schluß mit einer Schraubenkapsel, so ist mit Sorgfalt darauf zu achten, 

 daß diese nur soweit angezogen wird, daß das Deckgläschen nur eben in 

 fester Lage sich befindet: ist das Deckgläschen zu fest angezogen, so 

 kann es optisch aktiv werden, und man erhält bei der Polarisation ein 

 unrichtiges Ergeimis. Ist die Schraube zu stark angezogen worden, so genügt 

 es nicht, sie zu lockern, sondern man muß auch längere Zeit warten, bevor 

 man die Polarisation vornimmt, da die Deckgläschen das angenommene 

 Drehungsvermögen zuweilen nur langsam wieder verlieren. Um sicher zu 

 gehen, wiederholt man alsdann die Beobachtung mehrere Male nach Verlauf 

 von je 10 Minuten, lüs das Ergebnis keine Änderung mehr erleidet. 



Nachdem das Rohr gefüllt ist, hält man es gegen das Licht und 

 überzeugt sich, ob das Gesichtsfeld kreisrund erscheint, und ob insbesondere 

 keine Teile des zur Milderung der Pressung des Deckgläscheus eingelegten 

 (Gummiringes über den inneren Metallrand der ^'erschlußkapsel hervor- 

 ragen. Zeigen sich solche (Uimmiteile, so ist ein anderes trockenes Rohr 

 unter Verwendung eines weiter ausgeschnittenen (iummiringes mit der 

 Flüssigkeit zu füllen. Sodann wird der Polarisationsapparat zur Beobachtung 

 bereit gemacht. Dieser soll in einem Baum aufgestellt werden, welcher 

 möglichst eine Wärme von 2<)o (' zeigt und welcher durch Verhängen der 

 Fenster und dergleichen nach Möglichkeit verdunkelt ist. damit das Auge 

 bei der Beobachtun«- durch seitliche Lichtsti'ahlen nicht gestört wird. p]s 



