Die Technik der riitersiiehiing des respinitorisclieu Gaswechsels etc. 457 



I. Die Methode von Zuntz-Geppert. 



Es ist das das Prototy]) und die klassische Methode kurzfristiger 

 Respirationsversncho. 



Prinzip: Die Versuchsperson atmet hei verschlossener Nase durch ein 

 Mundstück, dessen zwei Ventile in der Weise funktionieren, daß das eine 

 hei der Einatmuns- atmosphärische Luft eintreten läßt , während das andere 

 der Exspiratiüusluft durch eine Schlauchleitung zu einer kleinen Gasuhr den 

 Weg weist. Hier wird die während des Versuches durchstreichende Luft- 

 menge zur Bestimmung des Atemvolumens gemessen. Vor dem Eintritt 

 der Exspirationsluft wird durch eine Xebenleitung automatisch von der 

 (iasuhr ein Teilstrom in Absorptioiispipetten abgesaugt und in diesen nach 

 den Methoden der Gasanalyse der Gehalt an Kohlensäure und Sauerstoff 

 bestimmt. 



Die Absorption der Kohlensäure geschieht dabei durch Kahlauge, 

 die des Sauerstoffes durch Phosphor- oder nach Duriys Vorschlag mit dem 

 von Franzen empfohlenen Natriumhydrosulfid.i) 



Auf eine genauere Beschreibung des Apparates, der von Zuntz und 

 seinen Schülern für Arbeitsversuche in eine ganz besonders handliche und 

 bequeme Form gebracht worden ist, sowie die Durchführung der Be- 

 rechnung kann hier verzichtet werden, da Franz Müller in Bd. \, S. 10, 

 27 u. ff. dieses Handbuches der genauen Besprechung der Methode einen 

 eigenen Abschnitt gewidmet hat. Zur Orientierung für diejenigen, welche 

 sich mit Respirationsversuchen beschäftigen und nach der jeweihgen Frage- 

 stellung ihre Methoden aussuchen wollen, seien hier nur kurz die Vor- 

 und Nachteile der Methode geschildert. 



Die Vorzüge der Methode von Zuntz-Geppert. 



Diese sind außerordentlich groß und zahlreich, und es ist daher wohl 

 begreiflich, daß diese Methode innerhalb der ihr gezogenen, oben erwähnten 

 Grenzen lange Zeit hindurch nicht das Bedürfnis nach einer Verbesserung 

 aufkommen heß. 



Die Methode ist in der Anschaffung und im Betrieb sehr biUig. sie 

 ist nicht sehr schwer'^) zu erlernen und liefert bei aller Bequemlichkeit 

 und Handlichkeit recht genaue Werte. Der mittlere Fehler der Einzel- 

 analysen in der Hand geübter Untersucher beträgt für die Kohlensäure 

 001— 0-03 Vol.-» : für den Sauerstoff O'Ol— 0*02 Vol.-o/o- Ein großer 

 \orteil der Methode ist fernerhin, daß sie sich den wechselnden An- 

 forderungen, die die einzelnen Probleme an sie stellen, anpassen kann. Die 

 ganze Apparatur ist transportabel und dann ist sie für besondere Zwecke, 

 Untersuchungen im Hochgebirge, an der See etc. in eine äußerst bequeme 



') Biochem. Zeitschr. Bd. 4. S. 65 (1908). Näheres darüber auch bei F. Müller, 

 Bd. 3. S. 628 dieses Handbuches. 



-) Nur eine exakte Vornahme der Gasanalysen erfordert einige Übung und Ge- 

 schicklichkeit. 



