460 



K. Gräfe. 



triiglicli ist es iil)crli;iii|it kaiiiu mehr zu ciitsrliciilcii. dh die MctlKidc als 

 solche oder iliror JlaiKlIiahiiiiL!- daiaii schuld war. Iiiiiiiciiiiu ist für l'iitcr- 

 suchiiiii;rii im Fieber und iilinlicheii im Fieher krankliatfeii Prozessen, die 

 mit Veräiideriiiiiion des respiratorischen (iaswechsels einhergohen . i)oi der 

 Aiiweiuiiiiin- der Ziotf^-di'/iixrf^vhen Methode Vorsicht tiehoten. Kine voll- 

 kommen exakte Beherrschung der fiasanalytischen Methode ist jedenfalls 

 imbediufite Voraussetzung. Nach den Ei-fahrungen von Benedict und 

 Carpciifcr'^) ist es drintjend notwendig, die Analysen sofort nach Be- 

 endigung eines Versuchs auszuführen, da sonst Kohlensäure vom Wasser 

 absorbiert wird. 



II. Apparate nach dem Regnault-Reisetschen Prinzip. 



Der Apparat von Benedict-) und seine ^lodif ikation durch liolly.^) 



Prinzip: Die \'ersuchsperson ist mit ihren Lungen durch zwei luft- 

 dicht schUeßende Nasenansatzstücke oder eine Mundkappe in ein ge- 

 schlossenes I\ohrsystem einge- 

 ^''^■^^- schaltet. Eine Pvotationspumpe 



treibt die Luft ständig durch 

 mehrere Absorptionsgefälie für 

 Kohlensäure und Wasserdampf. 

 In dem Maße, als beide Stoffe 

 aus der zirkulierenden Luft ver- 

 schwinden, wird Sauerstoff aus 

 einer genau gewogenen Pombe 

 in das System eingelassen. Vm 

 die durch die Inspiration und 

 E.xspiration bedingten Druck- 

 schwankungen auszugleichen, ist 

 nahe der Stelle, an welcher die 

 Versuchsperson durch eine kurze 

 Nebenleitung mit dem Apparat verbunden ist, ein sogenannter Druckaus- 

 gleicher in Form einer Gummikappe angebracht. 



Zur Illustrierung des Gesagten sei eine kurze Skizze aus Benedicts 

 (Jrigiualarbeit hier wiedergegeben (Hg. 59).*) 



Schema der Anordnung des Beneiiictschen Ajiparates 



') Nach mündlicher Mitteilung. 



-) Die erste Form des Apparates ist im American Journal of Physiologj. ^'ol. 24, 

 p. 345 — 374 (1909) beschrieben worden, eine neue verbesserte Form kürzlich in voller 

 Ausführlichkeit in deutscher Sprache im Deutscheu Arch. f. klin. Med. Bd. 107. S. 156 

 (1912). Die letztere Arbeit konnte leider nur zum Teil noch hier l)enutzt werden. 



^) Roll// und Rosicicics. ebenda. Bd. 103. S. 58 (1911). Nach liebenswürdiger Mit- 

 teilung von Herrn Professor /i'o////-Leipzig betragen die Anschaffungskosten des Leipziger 

 Apparates zirka 2100 Mk. Der Apparat ist von E. Ziniifieritia ii ii-Lei'pzig gebaut unter 

 Grantie vollkommener Dichtigkeit. 



'*) In einer späteren Form des Apparates hat Benedict an Stelle des Druckaus- 

 gleichers ein Spirometer (siehe folgende Seiten) eingeschaltet. 



