Fig. GO. 



Die 'rechnik der rntersiieluuiif des rcspiratdiisclien Gaswechsels etc. 401 



Die Pfeilo uoheii die Richtung des Luftstromes an. Da der zur Kli- 

 minieruug der Kohlensäure dienende Natroni<alk auch Wasser aufnimmt, 

 muß dieses durch 8ch^Yefelsäure vorher zurückf^ehalten werden. In gleicher 

 Weise muß auch hinter den Natronkalk eine \'orla»e mit Schwefelsäure in 

 den Luftstrom eingeschaltet werden, weil dieser aus dem Natronkalk Wasser 

 fort nimmt. 



Die Kohlensäureproduktion berechnet sich in einfacher Weise durch 

 Gewichtszunahme des Natronkalkzylinders und des hinter ihm geschalteten 

 Schwet'elsäurebehälters. der Sauerstoffverbrauch durch Gewichtsabnahme 

 der Sauerstoff bombe. 



Beschreibung der Apparate und der V'ersuchsmethodik. 



Die Versuchsperson liegt auf einem Sofa oder im Bett in bequemer 

 Rückenlage und atmet entweder mit geschlossenem Mund durch 2 Nasen- 

 kanülen (Benedict), oder, wie 

 Rolli/ es vorschlägt, durch eine 

 Gesichtsmaske, ähnlich der von 

 Cnrschmann früher angegebenen. 

 Die Ansatzstücke werden <lurch 

 ein bequem verschiebbares (Je- 

 stell festgehalten. Die Ein- und 



Ausatmung kann nur in den Dm-chscbnitt durch Dreiwegveutil. Anfeuchter 



' „ und Mundstück auf '^,'3 verkleinert. 



Apparat erlolgen, nur zu Anfang Das Drelwegventil («; ist durch ein T Stück (h) 



, T^ 1 ^ A- I 1 mit dem Hauptluftrohre (c> verbunden. Das Mnnd- 



Und zu Ende des \ erSUCheS kann stücU (g) ist an dem den Anfeuchter (m) enthal- 



j 1 • I \„ ^;„..^„l,„l,„ ^;„.^ tendeu Jletallrohre befestigt, das an das Dreiweg- 



durch emen Dreiweghahn eine ^entii geschraubt wird. 



Kommunikation mit der Außen- 

 luft hergestellt werden. Die Einrichtung des Dreiweghahnes illustriert Fig. 60. 

 Wie bei der Zwn^sschen Methode ist es auch hier zweckmäßig, die Ver- 

 suchspersonen erst einige Zeit nach außen atmen zu lassen, um sie so 

 an die Nasen- und ^lundstücke zu gewöhnen. Die Atemgase mischen sich 

 durch das möglichst kurz zu wählende Ansatzstück mit der Luft des ge- 

 schlossenen Rohrsystems. 



Da durch das Volumen der In- und Exspirationsluft in dem starren System, 

 dessen \'olumen sehr klein ist, erhebliche Druckschwankungen entstehen, hat 

 Benedict kurz hinter dem Dreiw^eghahn einen Druckausgleicher angebracht. 

 Dieser besteht im wesentlichen aus einem Kupferbehälter, dessen Boden mit 

 dem Rohrsystem durch ein kurzes Ansatzrohr in Verbindung steht und 

 dessen breite obere Öffnung mit einer absolut fest angeklebten Gummikappe 

 ül)erzogen ist, die bei der Inspiration eingezogen, bei der Exspiration vor- 

 gewölbt wird. In der jüngsten Beschreibung des Apparates M ist an die Stelle 

 des Druckausgleichers ein feines Spirometer zur Registrierung der Atem- 

 bewegungen angebracht (Fig. 61). Die in das Rohrsystem hineingeatmete Luft 

 wird hinter dem Druckausgieicher oder dem Spirometer von der Rotations- 



») Deutsches Arch. f. kliu. Med. Bd. 107. S. 172. 



